(^ 665 ) 



» Il se compose d'un tube en U, dont les deux liranches sont fermées à 

 la lampe et terminées par des boules en verre dont le volume est beaucoup 

 plus considérable que celui des parties cylindriques. L'une des boules, 

 ainsi que la branche qui lui correspond, est complètement remplie d'eau 

 acidulée avec de l'acide phosphoriquc ; la seconde branche contient égale- 

 ment un peu de ce liquide à la partie inférieure; mais, dans la plus grande 

 partie de sa longueur, elle est remplie d'air à une pression déterminée, 

 ainsi que la boule qui la termine. La branche remplie de liquide porte 

 quatre fds en platine situés en regard l'un de l'autre deux à deux, deux à 

 la partie supérieure de la boule et deux autres dans la partie cylindric|uc, 

 un peu au-dessous du point le plus bas de la boule. Si dans ces deux der- 

 niers on lance un courant électrique, l'eau est décomposée et le mélange 

 tonnant résultant de cette décomposition s'accumvde dans la boule supé- 

 rieure, pendant que le liquide refoulé dans la seconde branche remonte 

 dans celle-ci en comprimant l'air dans la seconde boule. Si l'on a eu soin 

 de noter le point de départ de la colonne liquide dans la seconde branche 

 qui est divisée en parties d'égale capacité, ainsi que le point où elle s'arrête 

 quand on supprime le courant, on a tous les éléments nécessaires pour 

 connaître la quantité d'électricité dépensée pour engendrer le mélange 

 tonnant; et il est facile de voir que, si le volume de ce mélange, mesuré 

 par l'ascension du liquide dans la seconde branche, est toujours le même, 

 la quantité d'électricité nécessaire pour le produire sera également inva- 

 riable, et cela quelle que soit la température de l'instrument, pourvu 

 qu'elle soit la même dans les deux branches, condition facile à réaliser. 

 Quant à la pression barométrique et à l'état hygrométrique de l'air, ils 

 n'ont évidemment aucune influence sur les résultats, puisque le tube est 

 scellé à la lampe. Enfin, le liquide employé étant toujours le même, on voit 

 que cet instrument permet de reproduire, comme je le disais, chaque fois 

 qu'on le veut, une quantité de gaz correspondant à une quantité inva- 

 riable d'électricité prise pour étalon, toute l'opération se bornant à la lec- 

 ture d'un volume, toujours le même, sans qu'il y ait aucune correction à 

 faire, tandis que, avec le voltamètre ordinaire, les corrections relatives k la 

 température, à la pression et à la tension de la vapeur sont loin d'être né- 

 elioeables. 



)) Pour que l'instrument puisse servir indéfiniment, il faut pouvoir re- 

 former l'eau décomposée à chaque opération; c'est à cela que servent les 

 fils de platine situés à la partie supérieure de la boule où s'accumule le 

 mélange tonnant. Il suffit de faire passer une étincelle entre ces fils pour 



