( 666 ) 



provoquer la combustion du mélange tonnant : l'eau acidulée vient alors 

 remplir de nouveau la boule, et l'instrument est prêt pour une nouvelle 

 opération. On peut donner à l'appareil une sensibilité plus ou moins 

 grande en remplissant la seconde branche avant de la sceller avec de l'air 

 dont la pression peut être inférieure ou supérieure à celle de l'atmosphère. 

 Quant à l'emploi de cet appareil pour la graduation des instruments des- 

 tinés aux mesures électriques, je pense qu'il est inutile d'entrer dans des 

 détails à cet égard. 



» Cet instrument a été soumis à de nombreuses expériences dans les- 

 quelles on a comparé ses indications à celles du voltamètre ordinaire, 

 soumises à tontes les corrections que comportent la température, la pres- 

 sion atmosjihérique, etc. Ces expériences, faites a^ ec un grand soin jiar 

 M. Minet, l'un des ingénieurs attachés aux expériences de Creil, a montré 

 que l'on peut avoir pleine confiance dans les indications du nouvel ap- 

 pareil. » 



ÉLECTRICITÉ. — Éleclrométre absolu sp/iérique; ipar M. Lippjianx. 



« Cet instrument se compose essentiellement d'une sphère métallique 

 isolée, cpie l'on porte au potentiel V que l'on désire connaître. Cette sphère 

 se trouve partagée, par construction, en deux hémisphères mobiles l'un 

 par rapport îi l'autre, et qui se repoussent avec une force égale à /, lorsque 

 leur système est électrisé. 



» Or on a entre y et V la relation simple et facile à démontrer 



J 8 " 



» Pour avoir V, il suffit donc de mesurer /. Cette mesure pourrait être 

 effectuée par divers procédés; je me suis arrêté au suivant : 



» D'abord, si l'appareil destiné à mesurer y" était extérieur à la sphère 

 métallique, on serait obligé de le mettre assez loin pour que son voisinage 

 n'exerçât pas d'action perturbatrice sensible sur la distribution électrique. 

 J'ai donc préféré le mettre tout entier à l'intérieur même de la sphère élec- 

 trisée, (pu est creuse. 



» L'un des hémisphères est fixe; l'autre, mobile, est suspendu par un 

 système trifilaire, c'est-à-dire composé de trois fils verticaux d'égale lon- 

 gueur. Lorsque la répulsion se produit, l'hémisphère mobile ne peut que 



