(667) 



se déplacer parallèlement à lui-même, les trois fils de la suspension faisant 

 alors un petit angle a avec leur première position verticale. On mesure a 

 par la méthode de la réflexion, à l'aide d'un miroir collé à deux des fils, et 

 visible à travers une petite ouverture ( ' ). On voit qu'en appelant p le poids 

 de l'hémisphère mobile, on a 



y ^/nangs-. 

 et, par conséquent, 



/)tanga,= |V=. 



» Il suffit donc de connaître le poids /;, qui est invariable; quant au 

 rayon de la sphère, on voit que sa valeur est indifférente. 



» Dans un second exemplaire du même instrument, que j'ai l'honneur 

 de mettre sous les yeux de l'Académie, le système des deux hémisphères est 

 contenu à l'intérieur d'une enveloppe sphérique concentrique en cuivre 

 que l'on met en communication avec la terre. Ce dispositif augmente la 

 sensibilité de l'instrument et le met à l'abri des courants d'air, ainsi que 

 des perturbations électriques extérieures. 



)) Si l'on appelle a ci b les rayons des deux sphères concentriques, on a 



la formule 



I h' 



8 {h — af 



Y-. 



» Ici l'on a 



a = 3<=>" , f) , 6 = _f " , 9 2 , /) := 3S'', 322. 



Il s'ensuit que, si l'on place une échelle divisée en millimètres à i'" de la 

 règle, on a, pour valeur de la déviation, 



d =z o,oo373\'-. 



» Si l'on exprime V en volts, on a 



J= o,ooooi4o V^. 



)> Il est avantageux de multiplier optiquement la sensibilité de l'instru- 

 mcnt en lisant les déviations à l'aide d'un oculaire de microscope grossis- 

 sant de i5 à 5o fois, comme l'a proposé récemmentM. d'Arsonval. On di- 

 miiuie alors dans le même rapport la déformation, d'ailleurs très petite, 

 cpic subit le système des deux hémisphères par suite de la déviation. » 



(') L'a|)jiaieil a été conslruil [)ar la maison Breguet. 



C. R., iSSG, i" Semestre. (T. Cil, iN" 12.) ^^ 



