( 7'« ) 

 t. en, p. 74) paraît enfin indiquer les moyens par lesquels une telle dé- 

 termination peut être faite avec toute la précision désirable et l'auteur 

 mérite les félicitations aussi bien que les remerciements des astronomes, 

 pour la méthode puissante, élégante et simple qu'il a proposée. Après avoir 

 examiné les détails pratiques nécessaires pour la plus parfaite réalisation de 

 ces idées, je suis conduit à proposer quelques modifications de l'appareil 

 de M. Lœwy qui promettent d'accroître la facilité du travail, aussi bien que 

 la précision générale et l'utilité de la méthode. 



» I. Au lieu d'un tube de lunette fixe avec rotation du prisme réflecteur 

 en avant de l'objectif, laissons le prisme attaché rigidement au barillet ou 

 monture de l'objectif et plaçons les fils mobiles du micromètre parallèle- 

 ment d'une façon permanente à la ligne d'intersection des surfaces réflé- 

 chissantes du prisme et faisons tourner tout le tube autour de son axe 

 propre en le plaçant dans une monture fixée à l'axe de déclinaison (à la 

 façon du tube de l'héliomètre moderne). Un cercle de position serait aussi 

 placé sur le tube et lu au moyen des verniers. 



» Par ces dispositions, une liaison suffisamment rigide se trouverait 

 établie entre le prisme et le micromètre, et la nécessité de calculer la di- 

 rection de la ligne des mesures pour le micromètre serait entièrement 

 évitée. 



» Pour trouver deux étoiles antérieurement choisies, il serait seulement 

 nécessaire de diriger la lunette sur le point milieu M du grand cercle reliant 

 les deux étoiles et de placer le cercle de position sous l'angle que fait le 

 grand cercle passant par les deux astres avec un cercle de déclinaison 

 passant par le point M. Les deux étoiles seraient alors vues dans le champ 

 et, par de petits mouvements du cercle de position et de légers déplace- 

 ments en ascension droite et déclinaison, leurs images peuvent être amenées 

 entre les deux fils fixes d'angle de position qui marquent la direction de la 

 ligne des mesures ; les mesures peu\ ent alors être faites au moyen de fils 

 mobiles avec la plus grande facilité. 



M Les mesures résultantes (comme M. Lœwy l'a remarqué) sont indé- 

 pendantes de tout petit mouvement possible du prisme par rapport à l'axe 

 de la lunette et de toutes les erreurs instrumentales. La hauteur des 

 étoiles peut être déduite avec toute la précision nécessaire en notant l'heure 

 de chaque observation. 



» Bien que ce procédé soit exact et simple, il est sujet à cette objection 

 que les angles dépassant ro' d'arc ne peuvent pas être mesurés avec 

 une précision suffisante au moyen du micromètre, s'il est nécessaire que 



