( 7')<) ) 



» La force F étant, dans des limites étenilues, indépendante de la posi- 

 tion du cvlindre B, il en résulte que l'on peut aussi se servir de l'instru- 

 ment sans employer des poids, et en observant simplement l'inclinaison du 

 fléau. Un miroir M, fixé au-dessus du couteau, permet de mesurer cette 

 inclinaison par la méthode de la réflexion. Lorsque l'équilibre est établi, 

 F est égale à une constante multipliée par la tangente de l'angle d'incli- 

 naison. Cette constante se détermine, une fois pour toutes, en plaçant 

 dans le plateau P un poids connu, l'électromètre étant déchargé, et en ob- 

 servant la déviation correspondante. 



» Pour les petites déviations, la force F est proportionnelle au nombre de 

 divisions qui ont passé devant le réticule de la lunette. Un contrepoids Q, 

 mobile le long d'une aiguille jjerpendiculaire au fléau, permet de modifier à 

 volonté la sensibilité de la balance. 



» Un calcul basé sur la formule donnée par M. Blavier pour la capacité 

 d'un condensateur formé de deux c\lindrcs dont les axes ne coïncident pas, 

 mais sont parallèles, montre qu'un déplacement latéral du cvlindre B, même 

 de 2'°"' ou 3"^'", n'a qu'une influence extrêmement petite sur la valeur de la 

 force F. Cette circonstance est due à ce que F est minimum quand les deux 

 cylindres sont concentriques. Dans notre appareil, oh R=:5'''°,875 et 

 r= 2'^",5, F ne varie que de o,oo3 de sa valeur ])our un écart des axes de 

 3°"". 



» Dans le calcul fait plus haut pour déterminer F, on n'a pas tenu compte 

 de la tige T qui supporte le cylindre B. Ou obtiendra l'expression complète 

 de F en retranchant de l'action sur ce cylindre celle qui s'exerce sur la tige. 

 Si l'on désigne par p le rayon de cette dernière, le facteur jiar lequel il faut 

 multiplier la force pour obtenir le carré du potentiel est 



4fL'^-L'^ 



» Comme vérification de l'exactitude des indications de notre appareil, 

 nous avons déterminé les potentiels correspondant à im certain nombre de 

 distances explosi\ es entre deux sphères : les nombres obtenus présentent 

 une concordance parfaite avec ceux qui ont été déterminés a^ec grande 

 précision par M. Baille ('). » 



(') Journal (le l'Iiysi'jiu-. ■).' séiie, I. I. |). idf). 



