( S02 ) 



» Cet instrument, qui est d'un maniement facile, répond, je crois, à tous 

 les besoins de la calorimétrie physiologic|ue, oîi les mesures comparatives 

 ont souvent plus d'importance que les valeurs absolues. 



» Calorimètre thermo-éleclruiue. — Le calorimètre à air demande d'une 

 demi-heure à trois quarts d'heure environ pour être en équilibre et fournir 

 une indication déhnilive. Ce temps est un peu long lorsqu'il s'agit de faire 

 une expérience de cours. C'est pourquoi, dans mes leçons de cette année 

 (décembre i885), j'ai décrit à mon Cours un autre dispositif qui montre à 

 un nombreux auditoire le pouvoir calorimétrique d'un animal dans l'espace 

 de cinq minutes. Ce procédé n'est au fond qu'une variante du précédent 

 et nécessite l'emploi du galvanomètre. 



)) Le calorimètre à air tel que je viens de le décrire est un thermomètre 

 diff'érentiel à air; le calorimètre thermo-électrique, comme son nom l'in- 

 dique, est un thermomètre différentiel électrique. 



» Il se compose de deux soudures thermo-électriques conjuguées 

 (cuivre-fer) ; l'une d'elles (le calorimètre) est creuse et enveloppe l'animal, 

 l'autre plonge dans l'air ambiant. L'animal rayonne à travers la soudure 

 creuse qui l'entoure, l'échauffé, et le galvanomètre indique par sa dévia- 

 tion l'excès de température de cette soudure sur l'air ambiant. Un rayon 

 lumineux projeté sur le miroir de l'instrument permet au plus nombreux 

 auditoire de suivre la marche de l'expérience sur une échelle graduée que 

 parcourt le rayon lumineux. 



» L'équilibre thermique est très rapidement obtenu dans ces conditions, 

 et l'on mesure avec une précision extrême réchauffement de l'instrument, 

 qui est ici bien moindre qu'avec le calorimètre à air, ce qui constitue une 

 circonstance très favorable poiu* ne pas troubler la thermogenèse chez 

 l'animal en expérience. 



» On pourrait au besoin inscrire par la photographie les déviations du 

 galvanomètre, comme je le fais pour d'autres expériences; mais ce serait là 

 une complication qu'on préférera é\ iter dans la pratique en se servant du 

 calorimètre différentiel à air. 



» Le calorimètre thermo-électrique peut rendre de très grands services 

 pour étudier la production de chaleur sur les tissus isolés de l'organisme 

 soumis ou non à la circulation artificielle. J'en donnerai des exemples à la 

 deuxième partie de ce travail, relativement à la production de chaleur dans 

 les tissus après la mort ou dans les muscles privés de circulation. A l'aide 

 de cet instrument, extrêmement sensible, on peut constater et mesurer la 

 production de chaleur chez les êtres inférieurs et les animaux à sang froid 

 comme les batraciens, les poissons, etc. JjC calorimètre thermo-électrique 



