( Srj ) 



lique, le manomètre compteur est une simple balance dont un plateau sup- 

 porte à < haque instant des poids de mercure considérables et proportion- 

 nels aux débits. Un intégrateur spécial enregistre et totalise les pesées. 



i" Rhéomêtre. — C'est essentiellement un diaphragme, placé à l'inté- 

 rieur et en tête de la conduite générale et muni d'un orifice jaugé, déforme 

 conique. Un second cône placé dans l'axe dn premier, mais dirigé en sens 

 contraire, peut restituer au courant fluide, après son jaugeage, une portion 

 notable de la pression perdue /?o — Px- 



Si la tension et la sursaturation varient peu, si /j„ etyo^ sont très rappro- 

 chés, enfin si l'on néglige les refroidissements et condensations, le débit 

 en poids 



et la production pendant un temps /„ — /, 



n = K / '^p,-~-p,c/i. 



"- 1., 



Telle est la formule approchée que je a aïs mécaniquement résoudre et 

 intégrer. 



2° Manomètre différentiel à mercure. — Le tube est fixe et la cuvette, mo- 

 bile suivant la verticale, est suspendue à l'extrémité d'un fléau de balance. 

 Les pressions /7o ^t p^. agissent simultanément sur les deux niveaux libres 

 du mercure, et, quelle que soit la forme de l'appareil, le poids apparent II 

 de la cuvette définit à chaque instant le débit D, 



Ii=/(D). 



» Mais, en prenant poiii- tube, à partir du zéro manométrique. une sur- 

 face de ié\ olution, dont la méridienne a pour formule 



X = a(L 'r- z) '\ 



j'ai pu donnei' une même expression à ces deux \aleurs et proj^ortionner 

 constamment le poids de la cuvette au débit de la conduite, les variations 

 de ce poids aux variations de ce débit 



lï^AD, dn^kdD. 



» En un mot, la précision de l'appareil est constante à tous les points 

 do l'échelle. 



