( 972 ) 

 je me réserve de revenir plus tard sur ce sujet, si l'Académie veut bien le 

 permettre. » 



PHYSIQUE. — Sur le pouvoir rolatoire magnétique dans les corps cristallisés . 

 Note de M. Chauvin, présentée par M. Lippmann. 



« Faraday, en i845, ayant trouvé le pouvoir rotatoire de certains corps 

 placés dans un champ magnétique, soumit à l'expérience un très grand 

 nombre de substances. 11 en trouva beaucoup d'inactives; en particulier, 

 tous les cristaux biréfringents. 



» Depuis lors, quelques-uns ont été reconnus actifs. M. Edm. Becquerel 

 trouva la rotation magnétique dans le quartz et dans quelques échantillons 

 de béryl et de tourmaline. Bertin confirma la propriété rotatoire ma- 

 gnétique du quartz. Lùtdge (') montra qu'il possédait aussi la rotation 

 magnétique dans des directions inclinées sur l'axe, sans faire toutefois de 

 mesures sur la valeur de cette rotation pour les différentes inclinaisons, ni 

 pour diverses valeurs du champ magnétique. 



» En somme, un grand nombre de cristaux sont encore considérés 

 comme inactifs, et pour aucun une mesure complète du phénomène n'a 

 été faite. C'est cette lacune qui m'a conduit aux recherches dont je donne 

 ici les premiers résultats. 



» J'ai expérimenté sur le corps qui, suivant Wertheim, à cause de sa 

 grande biréfringence, semblait devoir le moins manifester la propriété ro- 

 tatoire magnétique et sur lequel, en effet, elle n'avait jamais été observée : 

 le spath d'Islande. Je me suis proposé d'adapter à l'étude des cristaux la 

 méthode du saccharimètre à pénombre. La lumière qui arrive sur le cristal 

 doit être polarisée rectilignement dans un plan unique, ce qui oblige à 

 reporter la lame demi-onde vers l'analyseur. En traversant le spath sous 

 différentes incidences, elle doit rester rectiligne et donner un champ 

 uniforme, noir à l'extinction, de la plus grande étendue possible. On doit 

 donc observer sur l'une des branches de la croix, considérablement élargie 

 par l'emploi d'un faisceau lumineux fourni par un collimateur dont la 

 fente très étroite est parallèle à la branche qu'on veut élargir. La néces- 

 sité d'une fente très étroite conduit à faire usage de la lumière Drummond, 

 rendue sensiblement homogène par une dissolution de bichromate de po- 

 tasse et de sulfate de nickel. 



(') Pogg. Ann., t. CXXXVII, p. 271-289. 



