( I0I2 ) 



» Quant à la publication du Tableau complet, je me réserve de la faire 

 dans un Mémoire spécial. » 



OPTIQUE. — Méthode pratique pour l'exécution des prismes de Nicol 

 et de Foucault. NoLe de M. L. L.\L'nE.\T, présentée par M. A. Cornu, 



(t On sait que le nicol est formé d'un cristal de spath d'Islande ABCD 

 {fig. i). On le scie en deux suivant AC; les parties sciées sont polies et 

 collées au baume de Canada. Un rayon lumineux qui traverse un nicol bien 

 exécuté ne doit pas en sortir dévié. 



)) Pour arriver à ce but, il faut remplir les conditions suivantes : les faces 

 terminales AB, CD doivent être parallèles aux clivages; les surfaces inté- 

 rieures AC doivent faire des angles égaux avec les premières et être égale- 

 nt. I. 



J 



ment inclinées sur les faces latérales ; enfin les surfaces polies doivent être 

 planes. 



» Dans les ateliers, on prend Tpoxir guides les faces terminales AB, CD; 

 on les travaille en se réglant sur les clivages, par à peu près; l'angle de ces 

 faces avec les faces intérieures AC se prend au goniomètre d'application 

 T^owr chaque pièce, et l'inclinaison sur les faces latérales se fait à l'œil; il 

 faut rechercher par tâtonnements les demi-nicols qui se compensent le 

 mieux. 



» J'ai combiné un outillage ïnèca.u\c\\iCi spécial, afin de faciliter l'exécu- 

 tion difficile des petits niçois. Il se compose de douze pièces V identiques, 

 en laiton : l'une est représentée {fig. 2); elles sont fixées sur un plateau 

 rond en laiton P {fig- 3); celui-ci porte un miroir ]M parallèle à la face T. 

 Un demi-nicol type ABC (^ftg- 2) sert à contrôler les pièces V; j'indiquerai 

 plus tard comment je l'obtiens. Le type étant collé dans une pièce V, le 

 talon T devra être parallèle à la face AC et T' parallèle à AB; on les vé- 

 rifie en plaçant la pièce et le type sous une lunette autocollimatrice ('), et 

 l'on corrige la pièce. 



(') Voir Comptes rendus, t. Cil, p. 545; 1886. 



