( '"9^^ ) 

 un complément indisponsahlo : l'étude approfondie de la conductibilité du 

 chlorure de potassium lui-même, aux divers états de dilution et aux di- 

 verses températures. 



» J'ai d'abord déterminé en valeur absolue la résistance spécifique à o° 

 d'une dissolution normale de chlorure de ])otassium, contenant 74^', Sq de 

 sel (un équivalent) par litre. Ensuite, et par une double série de mesures 

 relatives, j'ai comparé cette résistance à celles d'autres solutions de chlo- 

 rure de potassium contenant de o*"'' à o'''',ooi de sel par litre, et à des tem- 

 pératures comprises entre 0° et 3o°. 



» Mesure absolue. — Un tube capillaire enroulé en spirale et terminé par 

 deux larqes entonnoirs est successivement rempli de mercure pur à zéro, 

 et de la dissolution normale de chlorure de potassium. On mesure la 

 résistance du mercure par la méthode du pont de Wheatstone, et celle du 

 chlorure de potassium par la méthode électrométrique, en prenant pour 

 termes de comparaison des résistances métalliques étalonnées en ohms 

 légaux. Lerapjiort des résistances du chlorure de potassium et du mercure 

 s'est trouvé égal à i,634- 10^; d'oi^i l'on a déduit que la résistance spéci- 

 fique C.G. S. de la dissolution normale, évaluée en ohms légaux, est de 



Eu égard à l'extrême inégalité des grandeurs a comparer, cette valeur 

 peut être erronée de y^, par excès ou par défaut. 



» Mesures relatù'es. — Étude de la méthode de Paalzon'. — Trois mé- 

 thodes ont été proposées pour mesurer et comparer entre elles les résis- 

 tances liquides : la méthode des courants alternatifs, la méthode de Paalzow 

 consistant à éliminer la polarisation des électrodes par l'emploi d'électrodes 

 de zinc dans une dissolution concentrée de sulfate de zinc, et enfin la mé- 

 thode électrométrique. Dans un travail antérieur ('), exécuté en commun 

 avec M. Fousscreau, nous avons étudié la méthode des courants alterna- 

 tifs et reconnu que, dans le cas des grandes dilutions, elle est très infé- 

 rieure à la méthode électrométrique. 



» La môme critique peut être adressée à la méthode de Paalzow. Dans 

 une série de mesures comparatives, j'ai pu constater que la polarisation 

 des électrodes est absolument éliminée quand on s'astreint à conserver à 

 la branche du circuit contenant l'électrolyte une résistance minimum 

 d'une dizaine de mille ohms, et l'on doit reconnaître que la méthode offre 



(') Comptes rendus, t. CI, p. SyS. 



