( I2I2 ) 



peu volatils, composés qui échappent à l'emploi du procédé ordinaire : 

 cette méthode consiste à les brûler à volume constant dans l'oxygène com- 

 primé, employé en grand excès, au sein de notre bombe calorimétrique. 

 Elle est plus exacte que la méthode ordinaire, par cette double raison que 

 la combustion est totale et instantanée. Par suite, l'expérience ne comporte 

 qu'une seule pesée, au lieu des treize ou quatorze pesées que comportent la 

 détermination des produits directement brûlés et celle des produits échap- 

 pés à la combustion calorimétrique ordinaire. Notre méthode n'exige pas 

 la surveillance simultanée d'une grille à analyse organique, destinée à 

 compléter la combustion de ces produits, et qui entraîne une grande fatigue 

 pour les opérateurs. A la vérité, M. Thomsen a cru pouvoir supprimer cette 

 combustion complémentaire, mais à tort : car la combustion faite sous 

 pression ordinaire n'est presque jamais complète et laisse quelques mil- 

 lièmes, et parfois plus, d'oxyde de carbone et d'hydrogène plus ou moins 

 carburé. Si on les néghge, en se bornant à peser l'acide carbonique pro- 

 duit, on évalue trop haut la chaleur de combustion. Enfin notre méthode, 

 en raison de la très courte durée de l'expérience (deux ou trois minutes 

 en tout), a pour principal avantage de supprimer entièrement, ou de rendre 

 excessivement petite (un demi-centième, par exemple) la correction du 

 refroidissement : correction considérable dans les expériences ordinaires 

 qui durent un quart d'heure et plus. Notre méthode offre donc ce double 

 avantage : de comporter un moindre nombre de mesures, et de faire dispa- 

 raître à peu près les corrections. Enfin, elle s'applique de préférence aux 

 corps peu volatils et solides, que l'on n'avait pas réussi jusqu'ici à brûler 

 par l'ancien procédé, du moins au moyen de l'oxygène libre; et elle échappe 

 aux corrections compliquées que comporte l'emploi du chlorate dépotasse. 

 » Nous avons exécuté un grand nombre de déterminations par notre 

 méthode. Elle consiste à opérer dans l'oxygène comprimé à 24 atmo- 

 sphères, au sein d'un calorimètre renfermant l'^s, 800 d'eau et avec un poids 

 de matière capable de produire une élévation de température de 2 degrés 

 environ. La matière est comprimée iila presse, sous forme de petites pastilles, 

 et posée sur une feuille de platine emboutie; au-dessus se trouve suspendue 

 une spirale de fer pesant 0^% 01 8. L'oxygène n'est pas séché préalablement, 

 ce qui a pour résultat d'opérer dans un gaz saturé de vapeur d'eau et de 

 rendre, par suite, sensiblement totale la condensation de l'eau formée : 

 cela supprime encore une correction. On dispose la matière, on ferme la 

 bombe, on comprime l'oxygène, on laisse l'appareil se mettre en équilibre 

 de température dans le calorimètre. Cela fait, on rougit le fil de fer au 



