( i335 ) 



absolue de l'agent nerveux dans les nerfs. T.e procédé généralement em- 

 ployé par les physiologistes, depuis les travaux de Marey surtout, est une 

 application de la méthode graphique qui doit tant à cet auteur. 



n Un cvlindre enfumé, conduit par un régulateur Foucault, reçoit deux 

 tracés parallèles : l'un, qui donne le temps en centièmes ou en millièmes de 

 seconde, est une sinusoïde tracée par les vibrations d'un diapason; le se- 

 cond tracé, qui marque le début et la fin du phénomène, est donné par un 

 signal électromagnétique de M. Marcel Deprez ou par la plume du tambour 

 à levier de M. Marey. Cette méthode est irréprochable comme précision ; 

 mais elle a l'inconvénient de nécessiter un apprentissage et une série d'opé- 

 rations qu'on ne peut songer à demander au clinicien et encore moins au 

 praticien dans sa clientèle privée. L'appareil que je vais décrire donne la 

 mesure du temps en centièmes de seconde, comme un chronomètre ordi- 

 naire, par le simple déplacement d'une aiguille sur un cadran, sans em- 

 ployer la méthode graphic[ue. 



» Il se compose essentiellement d'un mouvement d'horlogerie, muni 

 d'un régulateur Foucault, qui fait faire exactement deux tours par seconde 

 à un axe terminé par un petit jilatcau cii'culaire de 12™'" de diamètre, re- 

 couvert d'une mince lame de caoutchouc. Vax face de ce plateau et à une 

 distance de i'"'" environ, s'en trouve un second en fer-blanc, de mêmes di- 

 mensions, et (pii lui est parallèle. 



» Ce seconil j)lateau termine un petit axe très court portant à son autre 

 extrémité un mince fil d'aluminium qui lui est perpendiculaire. Ce fil d'alu- 

 minium, servant d'aiguille, se meut sur un cadran divisé en 5o parties. 



» Un ressort antagoniste pousse constamment le plateau de fer-blanc 

 contre le plateau de l'axe mobile; sous celte pression, les deux axes n'en 

 font qu'un, et l'aiguille d'aluminium tourne autour du cadran avec une 

 vitesse de deux tours par seconde. 



» Un petit électro-aimant se trouve derrière le plateau de fer-blanc qui 

 lui sert d'armature. 



» Si on lance un courant dans l'électro-aimant, le disque de fer-blanc est 

 attiré : il se sépare du plateau tournant, et l'aiguille d'aluminium se trouve 

 immobilisée sur le cadran tant que passe le courant. Au moment de la 

 rupture du circuit, le ressort antagoniste produit l'embrayage, et l'aiguille 

 part instantanément à la vitesse de deux tours par seconde. L'extrême 

 légèreté des pièces et la nature de l'électro-aimant rendent le temps perdu 

 semblable à celui du signal électromagnétique de M. Marcel Deprez. 



Le déplacement de l'aiguille sur le cadran mesure donc en centièmes de 



