( i372 ) 

 fournis par riivgromètre à condensation et comme ordonnées les degrés 

 correspondants de l'hygromètre enregistreur, on constate que la ligne ré- 

 sultante est une droite, invariable pour les diverses températures comprises 

 entre io° et35°C. 



)) Résultats. — Voici les résultats obtenus à la suite de nombreuses ob- 

 servations : 



)) 1° Les angles dont s'enroulent les spirales sont proportionnels aux 

 états hygrométriques de l'air ambiant; en d'autres termes, sur l'échelle des 

 courbes, les coordonnées sont proportionnelles à ces divers états hvgromé- 

 triques. 



» 2° La température entre les limites observées de io° à 35"C. est sans 

 influence sur les indications de l'hygromètre. 



» 3" La constance de l'appareil est absolue. 



» 4° L'hygrouiètre se met dans l'espace d'une minute en équilibre hygro- 

 métrique avec le milieu ambiant. 



» 5° Sa sensibilité peut être rendue aussi grande qu'on le a eut par l'ac- 

 croissement proportionnel du nombre des spires de l'hélice ( ' ). » 



ÉLECTRICITÉ. — Loi de la conductibilité électrique des solutions salines 

 déconcentration moyenne. Note de M. E. Boutv, pi'ésentée par M. Lipp- 

 mann. 



« Entre o" et 20° la résistance d'une dissolution saline étendue est 

 exactement représentée par la formule binôme 



(0 ''' = '■» 7:^ 



%l 



Le coefficient a, à partir d'une certaine dilution, souvent assez médiocre, 

 ne diffère plus sensiblement de la valeur limite o,o333, qui convient aux 

 liqueurs les plus étendues. 



» Je suppose cette condition réalisée pour un certain sel, le sulfate de 

 zinc par exemple, et je mesure le rapport R(, de sa résistance moléculaire 

 à 0° à celle du chlorure de potassium de même concentration atomique, 

 c'est-à-dire contenant le même nombre m d'équivalents de sel par litre de 



(') L'étude de cet hygromètre a été entreprise au Laboratoire des recherclies pliysi- 

 ques de la Sorbonne. 



