( 4o6 ) 



ce but, j'ai imaginé, essayé plusieurs nouveaux modèles divers (' ). L'un 

 d'eux, que j'ai déjà fait connaître, mais que j'ai encore perfectionné de- 

 puis, me pariât digne d'être plus spécialement recommandé. 



» Il ne diffère des oculaires ordinaires de Huygens que par les particu- 

 larités suivantes : 



» A la face supérieure de la bonnette m se trouve un petit boulon aplati b faisant 

 une légère saillie au dehors'; en sorte qu'il est facile de le faire tourner avec le doigt, 



soit dans un sens, soit dans l'autre, pendant qu'on regarde dans le microscope. A son 

 pourtour est une graduation décimale et, à côté, un index fixe i, afin de pouvoir 

 déterminer et retrouver très exactement telle ou telle position qui lui aurait été précé- 

 demment donnée. Un petit ressort rb, qui se place à volonté sur sa partie saillante, 

 permet de le fixer solidement dans la position voulue. 



(') J'ai indiqué, dans les Archives d'Anatomie microscopique {p. liig; 1900), les 

 inconvénients des modèles courants d'oculaire à glace micrométrique, puis décrit et 

 figuré quelques-uns de mes nouveaux modèles. Ils avaient été présentés à la Société 

 de Biologie (Séance du 28 juillet 1900) et exposés à l'Exposition universelle à la 

 Classe III : Enseignement supérieur, vitrine de notre laboratoire. 



