» Ce bouton est fixé sur une tige t qui traverse à frottement doux la bonnette 

 et descend verticalement à l'intérieur de l'oculaire le long du tube to. 



» Cette tige est creuse et munie à l'intérieur d'un pas de vis de i""". Il y pénètre 

 une vis v dont 1'ex.trémité inférieure est fixée à la périphérie d'un diaphragme d, des- 

 tiné à recevoir la glace microraélrique. Il résulte de ce dispositif que, si l'on tourne 

 le bouton, le tube tourne de la même façon ; mais la vis, ne pouvant suivre ce mouve- 

 ment, s'enfonce dans le tube ou en sort plus ou moins, et le diaphragme qu'elle porte 

 monte ou descend à l'intérieur de l'oculaire ( '). Il suffit donc détourner plus ou moins 

 le bouton dans un sens ou dans l'autre pour mettre au point. 



» La vis qui porte le diaphragme est aplatie d'un côté, et sur ce côté se trouve une 

 échelle millimétrique g. Grâce à cette échelle et à la graduation du bouton, il est 

 facile de déterminer et de retrouver très exactement la position de mise au point. 



» La glace micrométrique se place à la face supérieure du diaphragme, sous deux 

 petits ressorts rs en forme de valets. 



» La face inférieure du diaphrame présente également deux ressorts qui permettent 

 d'y placer des diaphragmes d' , d" ayant des ouvertures plus ou moins grandes, et 

 d'obtenir ainsi des champs microscopiques plus ou moins étendus. On arriverait au 

 même résultat avec un diaphragme iris placé à ce niveau. 



» Ce nouveau modèle d'oculaire à glace micromélrique présente sur les 

 modèles courants les avantages suivants. Dans la mise au point, les len- 

 tilles restant à la même distance l'une de l'antre, la combinaison optique 

 de l'oculaire n'est pas modifiée. Cette mise au point s'obtient facilement. 

 Elle peut être repérée et relrouvée très exaclenient, en sorte que l'évalua- 

 tion des divisions micrométriques n'a besoin dfêtre faite qu'une première 

 fois pour toutes et que plusieurs observateuifs de vues très différentes 

 peuvent se servir du même oculaire. Cette iniseï au point peut, de plus, être 

 fixée, et de façon telle qu'on ne risque pas de la perdre. 



» Cet ocidaire ne fait au-dessus du tube du microscope pas plus de 

 saillie qu'un oculaire ordinaire et ne gène en rien la mise en place 

 des appareils que l'on peut avoir à poser à ce|niveau. Tl est, d'autre part, 

 très facile d'enlever la glace micrométrique et de la remettre en place; en 

 sorte qu'il peutservir à tous les mêmes usages qu'un oculaire ordinaire; il 

 a même sur eux cet avantage que l'on peut modifier à volonté l'ouverture 

 diaphragmatique. 



{^) Dans un des appareils que j'ai fait construire, le diaphragme porte-glace est 

 guidé dans ses mouvements de montée et de descente, non plus par les parois mêmes 

 du tube oculaire, mais par deux petites tiges implantées à la face inférieure de la 

 bonnette et passant à sa périphérie, de chaque côté de la vis. C'est plus précis de jeu, 

 mais de construction un peu moins simple. 



