( 5o8 ) 



» Cette lunette, qui peut être photographique, n'a plus besoin d'aucun 

 réglage; elle peut être mobile et suivre les étoiles pour les photographier ; la 

 ligne lumineuse projetée sur le ciel demeure visible dans le champ, où elle 

 occupe constamment la place du méridien. 



» L'appareil se compose : i° d'une mire méridienne, c'est-à-dire d'un 

 collimateur monté sur piliers et dont l'axe est dans le plan du méridien; 

 2° d'un miroir cylindrique de quelques centimètres de diamètre, horizontal, 

 normal au méridien et installé sur piliers de manière à recevoir la lumière 

 ainsi par la mire. Toutes les parties de l'appareil demeurent immobiles 

 pendant les observations. 



)) La lumière sortant du collimateur se réfléchit sur le miroir cylindrique 

 de manière à former une nappe lumineuse plane, c'est-à-dire dont tous les 

 rayons sont parallèles au méridien, et qui couvre 36o°. C'est pour cette 

 raison que l'appareil peut fonctionner sous toutes les déclinaisons sans 

 qu'il soit nécessaire d'en déplacer les organes. 



>> Les rayons de la nappe lumineuse reçus sur l'objectif d'une lunette 

 fournissent dans le plan focal de celle-ci une ligne lumineuse très nette et 

 très fine; cette ligue marque dans le champ la place du méridien, et cela, 

 que la lunette soit fixe ou mobile. Il n'est point nécessaire de régler la 

 position de cette lunette, qui joue le rôle d'un oculaire. 



» J'ai vérifié que la ligne lumineuse est très nette et très fine, non seu- 

 lement à l'œil, mais en photographie. La photographie donne des traits 

 noirs qui se pointent à une fraction de seconde d'arc près. J'ai l'honneur 

 de soumettre à l'Académie quelques épreuves ainsi obtenues. Eu prenant 

 comme source de lumière l'arc électrique, une pose de o', oo3 est plus que 

 suffisante. 



M L'appareil fournit donc des résultats satisfaisants au point de vue 

 optique. Il paraît d'ailleurs devoir être plus stable que la lunette méri- 

 dienne, puisque toutes les parties en sont immobiles et montées sur 

 pilier. 



» Réglages. — Le réglage de l'appareil en coUimation se fait en amenant 

 le miroir à être perpendiculaire à l'axe du collimateur. Le trou ou la fente 

 du collimateur est réglable : on déplace ce trou ou cette fente jusqu'à ce 

 qu'il y ait coïncidence avec le trait lumineux qui se forme dans le plan focal 

 comme il se formerait dans le plan focal de toute autre lunette. C'est donc un 

 réglage par autocollimation. Si ce réglage est supposé parfait, il n'y a plus 

 d'erreur de collimatiou : la nappe lumineuse est plane et fournit l'image 



