( 7^4 ) 

 besoin les phénomènes de diffraction. La connaissance exacte de la période 

 qui se trouve réalisée dans les conditions de fonctionnement normal d'un 

 poste de télégraphie sans fil, connaissance que le calcul ne peut fournir 

 que d'une manière bien incertaine, doit permettre de liiire l'étude des dif- 

 férents facteurs qui influent sur la transmission, longueur et diamètre des 

 antennes, capacité, longueur de l'étincelle, et potentiel explosif, etc., en 

 opérant à coup sûr à période égale. 



» Nous avons donc attaqué directement la mesure de la période de l'os- 

 cillateur en employant le procédé de Feddersen, procédé qui a été porté à 

 un haut degré de perfection dans les récentes expériences de M. Décombe, 

 dont nous nous sommes inspiré. 



)) Ce procédé consiste à recevoir l'image de l'étincelle sur un miroir 

 concave animé d'un mouvement rapide de rotation et à la renvoyer sur 

 une plaque photographique où elle se trouve dissociée et fixée. Nous avons 

 dû faire subir au dispositif de M. Décombe plusieurs modifications. 



» Dans une première série d'essais exécutés au cours de l'année 1900, nous nous 

 étions servi de l'appareil à miroir tournant déjà utilisé par M. Décombe. Cet appareil, 

 qui appartient au lycée Henri IV, avait été mis obligeamment à notre disposition. Il 

 présentait certaines imperfections qui en rendaient l'usage incommode et rendaient 

 les mesures tout à fait incertaines. Le miroir présentait d'ailleurs une surface trop 

 faible pour pouvoir réaliser l'éclairement voulu de la plaque. Nous ne pouvions 

 opérer dans les circonstances choisies et particulièrement favorables où s'était placé 

 M. Décombe. Ce physicien opérait avec des oscillateurs fermés et faisait éclater 

 l'étincelle dans l'huile de vaseline. Pour nous placer dans les conditions mêmes de la 

 transmission par télégraphie sans fil, nous devions utiliser l'étincelle telle qu'on l'em- 

 ploie, c'est-à-dire éclatant dans l'air entre les boules de l'oscillateur. 



» Nous avions besoin, d'autre part, de connaître aussi exactement que possible la 

 vitesse de rotation du miroir. 



» Nous avons donc fait établir un appareil à train d'engrenages qui porte un miroir 

 notablement plus grand que celui de l'appareil de M. Décombe (2'^™, 6 au lieu de i''™,5 de 

 diamètre) et assez robuste pour permettre de maintenir la constance de la vitesse, 

 4oo tours à 5oo tours par seconde, pendant la durée des mesures. 



» Le miroir est mobile autour d'un axe horizontal et est monté sur ce train d'en- 

 grenages qui donne exactement une multiplication de 20. 



» Le mouvement est transmis au premier mobile par courroie à l'aide d'une petite 

 dynamo. 



» L'évaluation de la vitesse par la mesure du nombre des vibrations du son d'axe 

 ne nous a pas paru présenter une garantie suffisante d'exactitude. Ce son d'axe se 

 trouve d'ailleurs en partie masqué dans l'appareil que nous employons par le bruit du 

 train d'engrenages. 



» On utilise le premier mobile du train d'engrenages à l'entraînement d'un commu- 



