( 765) 



tateur tournant qui décharge n fois par seconde un condensateur étalonné dans un 

 galvanomètre différentiel que l'on maintient au zéro par un courant permanent d'in- 

 tensité connue. Ce dispositif, qui a été indiqué par M. Lippmann, a été utilisé depuis 

 par divers expérimentateurs. 



» Pour la commodité de l'observation, le procédé est utilisé, dans le cours d'une série 

 de mesures, par méthode de déviation et non de réduction à zéro. 



» L'étalonnage préalable exact a élé opéré au galvanomètre différentiel et contrôlé 

 par une méthode stroboscopique, observation à l'aide d'un électrodiapason muni d'une 

 fente de rais équidistants tracés sur un disque entraîné pari'axedu miroir; la lec- 

 ture de la déviation galvanométrique fournit immédiatement la valeur de la vitesse au 

 moment même de l'expérience et permet de contrôler à tout instant la valeur de cette 

 vitesse. 



» Les épreuves obtenues présentent certains des caractères décrits et 

 reproduits par Feddersen, mais pas tous. Nous comptons revenir plus 

 tard sur cette question. Elles diffèrent complètement de celles qui ont été 

 obtenues par M. Décombe; ce cpii n'a rien de surprenant, étant donné les 

 conditions toutes différentes de l'expérience. 



» Telles qu'elles, elles ue se prêtent pas aux mesures et indiquent à 

 peine le caractère oscillatoire de la décharge. Mais leur caractère se mo- 

 difie complètement si l'on interpose devant le miroir tournant, et sur le 

 trajet du faisceau incident, une lentille cylindrique de grande distance 

 focale qui étale légèrement les images absolument reclilignes de l'étin- 

 celle. 



» Les épreuves présentent alors une série de franges équidistantes, 

 d'inlensités décroissantes, extrêmement nettes, et dont il est possible de 

 mesurer la largeur. 



» Pour obtenir la netteté voulue, nous avons éprouvé de grandes difficultés, prin- 

 cipalement à cause de la production d'images multiples avec des miroirs épais. Le 

 miroir de l'appareil employé par M. Décombe présentait lui-même ce défaut. 



» Après avoir fait exécuter aussi parfaitement que possible des miroirs qui ne 

 donnaient pas encore la finesse désirable, nous les avons remplacés d'abord par une 

 lentille plan-convexe argentée. 



» Mais, pour rendre ces images absolument achromatiques, nous avons eu recours 

 finalement à un miroir travaillé optiquement et argenté par le procédé Foucault. Les 

 images sont alors devenues parfaites, 



» Nous nous bornerons à consigner les résultats généraux suivants. Ils 

 ont été obtenus en donnant à la capacité du système oscillateur-antenne 

 une valeur bien déterminée par addition de capacités auxiliaires à la partie 

 inférieure de l'antenne. Ces capacités ont été choisies de manière à ne pas 



