( 953 ) 



mercure qui se réunit à l'autre par le tube de communication. Suivant le procédé 

 utilisé pnr M. Amagat, le piston peut être rendu très mobile par un petit mouvement 

 de rotation alternalif. 1! subit à son extrémité supérieure l'action d'une force variable 

 à volonté, réalisée au moyen d'un plateau chargé de poids marqués. 



» Le piston tient lieu à la fois de compresseur, de manomètre et de volumètre. En 

 descendant sous la charge, il peut comprimer le contenu de l'appareil à plusieurs 

 milliers de kilogrammes par centimètre carré. Sa section étant connue, le poids qu'il 

 supporte mesure la pression, et son déplacement observé au moyen d'un microscope à 

 vis micrométrique mesure la variation de volume du réservoir et de son contenu, 

 quand la température ou la pression varie. La variation de volume du corps étudié se 

 calcule par diflTérence, celles du réservoir et des liquides auxiliaires ayant fait l'objet 

 de mesures préliminaires. 



» Pour déterminer une isotherme du corps étudié, on maintient con- 

 stante la tei! péiature du bain et l'on enlève successivement des poids sur 

 le plateau en observant chaque fois la position du piston. Pour déterminer 

 une isobare, on maintient la charge invariable et l'on amène la tempéra- 

 ture à diverses valeurs en lisant aussi la position du piston à chaque étape. 

 On détermine ainsi les variations de volume le long de la courbe étudiée. 

 Il est donc nécessaire de connaître déjà le volume lui-même en un de ses 

 points pour qu'elle soit compièlement déterminée. 



» Un tube de verre mince, elfdé, contenant o^"", 0908 d'éther (oxyde 

 d'éthyle) purilié avec soin, a été scellé à la flamme et enfermé dans le tube 

 d'expérience. Il devait se briser sous la pression et le mercure pénétrer 

 librement. Cela ne s'est produit qu'après plusieurs mesures, et les pre- 

 mières, celles des isothermes comprises entre 0° et 100°, ont été perdues. 

 On a déterminé une seule isobare de l'éther, à li pression 2')ti''s,4 : ii^q et 

 une série d'isothermes ayant toutes un point à cette même pression. Pour 

 rejiérer les volumes dans le réseau ainsi constitué, on n'a pas pu utiliser 

 une densité prise à la pression ordinaire, vu l'absence d'isothermes au- 

 dessous de 100°. On a alors utilisé l'isotherme 100° de jM. Amagat et l'on a 

 admis d'après elle qu'à 100° et à la pression qSG''^, 4 ; i*^''. l'éther a pour 

 volume i^i, 1 1 15. C'est le volume de la masse d'éther qin' occupe l'^i à 0° à 

 la pression ordinaire; cette unité est adoptée ici. \J isobare 256'^^^ 4 _. jcq gg| 

 alors déterminée par les mesures suivantes : 



Températures. 26°, 65 56°, 65 100° i3i°,i5 161°, 5 1720,8 204°, o5 206", 3 

 Volumes i.ooSi i .o'-S'i i.iiit 1,1660 1.2068 i,2535 1,8262 i,3334 



» Sur cette isobare on a interpolé les volumes correspondant aux tem- 

 pératures des treize isothermes étudiées. Ainsi repérés, les volumes me- 



C. R., 1901, I" Semestre. (T. CXXXII, N° 16 ) I 2,'3 



