( !P5 ) 

 donné pour la pitssion de vaporisation de l'éther les valeurs suivanLes, Lies 

 proches de celles de M. Rnmsay : 



Température?. 122°, 4 106°, 65 148°, 9 161°, 9 172°, 7 182", 4 187", 5 192", i5 

 Pressions lo.Sg 13,96 17,40 21, 88 26,16 3o,6j 33, 5o 35,7.5 



PHYSIQUE. — Recherches cryoscopiqaes. Noie de M. Paul (^iiRousTCHCiF. 



« Dans une Note récente (26 novembre 1900), j'ai annoncé rpie je 

 donnerais nltérieurement quelques indications sf)mmaires sur les modifi- 

 calions que j'ai apportées à la construction et à l'emploi du thermoméire 

 électrique de C^dlt-ndar et Grilfilhs, ainsi qu'à la méthode employée \r.\v 

 Raoult pour la détermination de l'abaissemerit du point de conjjélalion 

 d'un dissolvant produit |)ar des corps dissous. En le faisant actuellemenl, 

 j'espère être utile aux savanis (]ui s'intéressent à ces questions. 



» I. Le thermomètre de MM. Callemiar et Gnffiths, avec la forme par- 

 ticulière que j'ai dû lui donner pour être applicable à mes recherches, a 

 été construit d'après mes indications, en 1897, par la Scientific Instrument 

 Company, à Carnbridge: il se dislingue de l'instrument original par ceci : 

 la tête (') fil' thermomètre a été faite avec uik' forte plaque en ébonite et 

 recouverte d'une couche épaisse de paraffine au moyen du vernis [dissolu- 

 tion saturée de paraffine tians du benzène] (pie j'avais indiqué dans ma 

 première Communication sur cette question ( 1896, en russe). Ce détail de 

 construction, indifférent en apparence, est au contraire d'une grande 

 nécessité : je n'ai réussi à obtenir des mesures constantes dans toute une 

 série d'observations et de l'ordre des millièmes d'un degré centigrade que 

 ^râce à cet isolement jiarfait de la tète du thermomètre et de tous les isola- 

 teurs de l'appareil. M. P. Chappnis a bien voulu m'informer qu'il a été 

 amené à user aussi d'un tour de main analogue. Grâce à cette petite modi- 

 fication nécessaire de l'instrument, j'ai pu me servir, dans mes recherches, 

 d'un courant ininterrompu (loiirni par un grand accumulateur) dans le 

 pont de Wheatstone, malgré la sensibilité assez grande du galvanomètre 

 employé. La disposition d.e mon appareil permettait de n'introtluire le gal- 

 vanomètre dans le circuit qu'au moment de la lecture (constatant l'absence 

 de déviation); chaque mesure définitive représente une moyenne de deux 



(') Lieu d'attache des quatre bornes pour rintroduclion du courant. 



