( 9^7 ) 

 mesure du point de congélatiou. Comme je n'introduisais l'éprouvette 

 intérieure dans mon appareil qu'après l'avoir déjà préalablement refroidie 

 à la température de congélation, hors de l'appareil et d'une manière 

 approximative, l'observation n'exigeait qu'un temps assez court, ce qui 

 présente un certain avantage. Les lectures étant faites, je puisais loo^'' de 

 la liqueur congelée pour en faire une analyse. 



» Enfin, voici une dernière remarque : l'intérieur de l'éprouvette ne pou- 

 vait pas communiquer avec l'atmosphère ambiante, toute communication 

 étant intercejjtée par une fermeture au mercure, fermeture qui, d'ailleurs, 

 n'entravait nullement la marche de l'agitateur hélicoïdal. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur un nouveau svslème d'ampèremètres et de voltmètres, 

 indépendants de l'intensité de leur aimant permanent. Note de AI. Pierke 

 Weiss, présentée par M. J. Violle. 



« I. Les instruments de mesures électriques dans lesquels on utilise 

 l'action des courants sur les aimants sont sujets à se dérégler parles varia- 

 tions accidentelles de leurs aimants. Mais il résulte de l'affaiblissement de 

 l'aimant, soit un accroissement, soit une diminution de la sensibilité, sui- 

 vant le rôle qui lui est attribué. Q land l'aimant foin-nit le couple anta- 

 goniste en agissant comme aimant directeur sur un équipage magnétique 

 mobile, la sensibilité augmente quand l'aimant s'affaiblit. Elle diminue, au 

 contraire, dans les instruments à courant mobile dans lesquels l'aimant 

 fournit le couple déviant. 



» On peut combattre ces défauts contraires l'un par l'autre, en emprun- 

 tant le couple antagoniste et le couple déviant tous deux au même aimant. 



Imaginons, en effet, un galvanomètre Desprez-i'Arsonval dans lequel les 

 fils amenant le courant au cadre mobile b sont dépourvus de rigidité et 



