( 9^9 /' 



a". H = 5oo gauss. H — (ioo gauss. 



lo" 3-, I 37,3 



20° 67,6 67,7 



3o" 94,2 94,2 



4o" 119,4 IJ9>2 



5o° 145,6 1/15,6 



60° «73,2 173,0 



70° 199,5 199,2 



» Quelques autres propriétés des instruments que nous venons de décrire se rat- 

 tachent à leur propriété fondamentale. Le décentrage de l'équipage mobile par rapport 

 à l'entrefer peut être envisagé comme une variation accidentelle du champ, d'allure 

 un peu irrégulière. L'expérience a montré que son influence est minime : 0,7 pour 100 

 au plus pour un déplacement inférieur ou égal à 2"'™, 4 et à peu près le même dans 

 toute l'étendue de l'éciielle, circonstance extrêmement favorable à la construction de 

 séries d'instruments possédant des graduations identiques. 



» Le rôle tout à fait subordonné que l'on est amené à donner au couple antagoniste 

 élastique met ces instruments à l'abri des inconvénients habituels des ressorts spiraux : 

 variations de la sensibilité et déplacements du zéro. Dans l'exemple mentionné ci-dessus, 

 le couple antagoniste total est dix fois le couple antagoniste élastique au commencement 

 de l'échelle, et 6,8 fois, quand la déviation atteint 60 degrés. 



I) Les variations de température peuvent affecter l'aimant permanent. Cet efl'et est 

 inofl'ensif. Elles peuvent aussi modifier le moment magnétique de la pièce m. Mais il 

 résulte des expériences de M. P. Curie qu'aux températures ordinaires l'intensité d'ai- 

 mantation à sala ration di\ fer doux varie extrêmement peu avec la température. Et, 

 de fait, une variation de température de 24° n'a permis de mettre en évidence avec 

 certitude aucune variation de la sensibilité, alors qu'une variation de un millième eûl 

 été observable. En tant qu'ampèremètres, ces instruments compensés ont donc un coeffi- 

 cient de température nul. En tant que voltmètres ils dépendent, à la manière habituelle, 

 de la résistance des conducteurs employés. 



>) En résumé, par l'emploi sinuillané d'un couple directeur magnétique 

 prédominant et d'un couple directeur élastique d'importance subor- 

 donnée, on peut faire du galvanomètre à courant mobile un instrument 

 de sensibilité invariable et répondant aux plus hautes exigences de préci- 

 sion. !) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur /'influence de self-induction sur les spectres d'étincelle. 

 Note de M. G. -A. Ue.msalkcu, piésenlée p;ir M. Lippmann. 



« Dans une Note antérieure ('), j'ai montré qu'en insérant une selt- 

 induclion dans le circuit de décharge d un contlensateur, le spectre de 

 l'étincelle subit des modifications consiiiérables. 



(') G. -A. llKJiSAi.iiCH, Comptes rendii.t, t. CA'XIX, p. 285; 1899. 



