( ioo6 ) 



)) L'acide citrique, jusqu'à lo^"^ par litre de vin, n'a pas d'influence 

 sensible. 



» Il est difficile d'jipprécier l'action de l'acide tai trique. L'addition de 

 cet aci'le provoque généralement la précipitation de bilarlrate de potasse 

 et, dans ce cas, In fermentation devient de moins en moins complète. 



» La nature et la proportion des gaz dissous dans le vin au moment de 

 la mise en bouledies, le gaz carbonique sous pression, la proportion de 

 potasse, d'acide piiosphorique, de matières azotées, paraissent exercer des 

 influences sensibles, qui seront précisées par les expériences acluellement 

 en cours. » 



RADIOGRAPHIE. — Appareil de mensuration exacte du squelette et des 

 organes donnant une image nette en radiographie . Note de M. G. Coxtre- 

 MOULiNS, présentée par M- Guyon. 



« L'appareil de mensuration radiograpliique dont il s'agit procède du 

 même principe que l'appareil de recherche de projectiles dans le crâne 

 que j'avais créé eu avril i Sq^ et qui a été présenté à l'Académie de Méde- 

 cine le 23 novembre de la même année. 



» Il se compose de deux parties distinctes : 



I) La première comprend un disposilif plafonnant qui fixe à volonté dans l'espace 

 soit une source de rayons X, soit une aiguille dont la pointe prend la place de cette 

 source, de telle sorte qu'un simple déplacettienl transversal de pièces métalliques 

 suffit pour avoir soit le fojer du tube en un point de l'espace déterminé, soit la maté- 

 rialisation de ce foyer en ce même point de l'espace. 



» Un deuxième disposilif de cette pnrlie de l'appareil permet également de déplacer 

 tout l'ensemble; de telle sorte que le même tube de Crookes peut être excité succes- 

 sivement en deux positions voisines 1 une de l'autre alln d'effectuer ainsi deux images 

 radiographiques d'un même sujet sous deux angles d'incidence différents (appareil de 

 stéréoscopie simple). 



» La matérialisation dans l'espace, par les aiguilles, des foyers d'émission des 

 rayons X, dans les deux positions successives occupées par le tube, permet de repré- 

 senter d'une façon tangible, au moyen de fils tendus, par exemple, le trajet des 

 rayons X et la projection conique des pièces osseuses ou des organes sur le plan de la 

 plaque sensible dans les mêmes angles d'incidence. 



« La deuxième jjarlie de l'appareil comprend une table spéciale, fixée au sol sous 

 l'ensemble précilé. 



» Sur celte table est montée une sorte de tiroir en bois, d'une construction parti- 

 culière, dans lequel on introduit, à frottements doux, des chà'sis radiographiques. Un 



