( '019 ) 



» On pourrait même remplacer les vases en verre à doubles parois par 

 des récipients métalliques que j'étudie en ce moment et qui seraient à 

 l'abri de tout danger de bris et de destruction. 



» Le vase qui contient l'oxygène liquide est fermé par un bouchon por- 

 tant deux tubes métalliques de petit diamètre. Un de ces tubes s'arrête 

 au-dessus du liquide et porte à son extrémité libre une poire aspirante et 

 foulante en caoutchouc qui permet d'exercer, par insufflation d'air, une 

 pression dans le récipient. L'oxygène liquide, sous l'effort de celle pres- 

 sion, s'élève dans le second tube et vient se déverser dans un vase en 

 cuivre, sorte de petite chaudière lubulaire dans laquelle le liquide se 

 réchauffe au contact de l'air ambiant et repasse rapidement à l'état gazeux. 



» En sortant de ce vaporisateur, l'oxvgène gazeux s'accumule dans un 

 sac de caoutchouc qui sert de réserve et régularise sa distribution. 



» C'est dans ce sac qu'aboutit le tube flexible qui l'amène à l'appareil 

 respiratoire. 



» Cet appareil est une sorte de masque en aluminium, recouvert de 

 velours pour le protéger contre le refroidissement; il s'applique au moyen 

 de bandes élastiques contre le visage de l'aéronaute, dont il ne recouvre 

 que le nez et la bouche. En avant du masque est une soupape qui s'ouvre 

 seulement sous l'action combinée de l'aspiration et la pression du gaz 

 sortant du réservoir. L'oxygène, en soulevant cette soupape, pénètre dans 

 le masque qu'il remplit et, de là, dans les poumons. 



» Les aéronautes qui ont respiré l'oxygène pur assurent presque tous 

 que cette absorption leur a causé des nausées et des malaises très pénibles. 

 Afin de vérifier la réalité de cette assertion, j'ai entrepris une série d'expé- 

 riences au Muséum d'Histoire naturelle, avec M. le Professeur Gréhant. 

 Nous avons constaté que les chiens qui respirent l'oxygène pur éprouvent 

 de l'anxiété et du malaise, mais que cet état cesse dès qu'on mélange à 

 l'oxygène une certaine proportion d'azote ou d'air. 



» En me basant sur ces observations, j'ai disposé à l'extérieur du masque 

 un obturateur à ouverture variable, qui permet de mélanger dans le masque 

 un certain volume d'air à l'oxygène aspiré. 



» L'aéronaute règle cette ouverture de façon que la teneur en oxygène 

 augmente à mesure qu'on s'élève davantage. 



» Dans le but d'empêcher la condensation de la vapeur d'eau entraînée 

 par les gaz de la respiration, je les fais s'écouler par ua tube flexible muni 

 d'une soupape spéciale, abritée sous les vêtements de l'aéronaute afin 

 d'éviter la congélation. 



