( Il62 ) 



même. Il s'ensuit que la terre n'exerce aucune force antagoniste de celle 

 produite par le courant; l'appareil est donc parfaitement asiatique. 



1) Il est avantageux d'employer deux bobines, agissant chacune sur un 

 des pôles de l'aiguille. Pour installer le galvanomètre il faut l'orienter de 

 manière que l'axe des bobines soit dans le plan du méridien magnétique. 

 L'aiguille aimantée est alors dirigée suivant cet axe. Il faut en outre que, 

 aucun courant ne passant par l'appareil, le levier de paille s'arrête dans la 

 direction est-ouest. On satisfait à cette condition en faisant tourner un 

 tambour auquel est fixé le (i\ /' , afin de le détordre. Le galvanomètre est 

 alors prêt à fonctionner. 



» La sensibilité de l'appareil est très grande, car elle n'est limitée que 

 par le petit couple naissant de la torsion des fils de cocon qui le sou- 

 tiennent. Il est facile d'écrire la condition d'équilibre : Soient i l'intensité du 

 courant, K une constante dépendant de la construction des bobines, [a le 

 magnétisme accumulé à chaque pôle. La force due à l'action du courant 

 est égale à KilÎ. Cette force agit sur un bras de levier égal àL, en désignant 

 par L la distance entre les fils / et /' ; lorsque la déviation de la paille 

 esta, ce bras de levier est égal à Lcosa. L'angle a demeurant très petit, 

 on peut admettre que cosa = i. Le couple dû â l'action du courant est 

 donc égal à K [a/L. 



» D'autre [)art, la déviation étant a, la torsion des cocons / et /' varie 



d'un angle oc; les couples résultant de cette torsion sont égaux à -r- et -j-r- 

 On a donc pour condition d'équilibre 



(r) R[xLj = Ca(i 



I I 



Supposons, pour simplifier ('), que h = h'. 

 » L'équation (i) peut s'écrire 



(2) a=-r^— l. 



La sensibilité de l'appareil tient d'abord à l'absence de toute force direc- 

 trice due à la terre. En outre, on peut l'augmenter en disposant des fac- 



(') Cette condition est, d'ailleurs, celle qui correspond au maximum de sensibilité, 



car h -\r h' a une valeur maxima déterminée par la hauteur de la potence; donc 



II 



v -H T7 est minimum pour h = h'. 



