( 1265 ) 



ne laisser passer que la lumière d'une seule raie. G'esl celle lumière que l'on va uli- 

 liser pour la mesure inlerférenlielle. 



» L'appareil interfèrentiel est un élaliMi d'épaisseur, consistanl en Jeux surfaces 

 planes de verre argenté maintenues parallèles et à une distance invariable (aux dila- 

 tations près). Par un jeu de miroir on peut projeter, au même point de cet étalon, 

 soit l'image d'un tube à cadmium, soit l'image de la fente qui isole une raie du fer. 

 Dans chaque cas, on obtient, dans une lunette visant à l'infini, un système d'anneaux. 

 L'expérience consiste à mesurer, avec un oculaire micrométrique, le diamètre de l'un 

 des anneaux de chaque système. Lorsque les raies sont fines, cette mesure fixe la par- 

 tie fractionnaire de l'ordre d'interférence (') au centre à moins de ^hi ^^ frange sur 

 une mesure isolée. L'ne variation de o",oi sur la température de l'étalon de i'"' pro- 

 duit, par dilatation, une variation appréciable des diamètres d'anneaux. 



» Il faut employer, pour avoir le maximum de précision, des épaisseurs d'étalons 

 proportionnées à la finesse des raies : plus une raie est fine, plus l'épaisseur peut être 

 grande, et plus la mesure est précise; dans tous les cas, c'est la finesse de la raie qui 

 seule limite la précision des mesures. Nous avons employé deux étalons, de 5""° et ro'""'. 

 11 n'eut pas été avantageux d'aller au delà, à cause du manque de finesse des raies. Pour 

 plusieurs, on a même dû se contenter de l'étalon de 5""°. 



» Le Tableau suivant donne les longueurs d'onde obtenues. Elles sont 

 rapportées à la valeur trouvée par M. Michelson pour la raie verte du cad- 

 mium, 5o8, 58240. Les nombres .sont exacts, à quelques unités près du 

 dernier ordre : 



649,4992 558,6775 508,3345 



623,0733 550,6783 500,1887 



606,5489 543,4525 485,9763 



576,3023 53o,232i 473,6785 



5()i,5657 523,2954 » 



» Il eût été fort intéressant de pouvoir comparer ces nombres avec ceux 

 de l'échelle de Rowland. Malheureusement ces raies n'outété mesurées par 

 Rowland que dans le spectre solaire; entre les longueurs d'onde d'une 

 même raie prise dans le spectre solaire et dans l'arc électrique (-) il v a des 

 différences assez grandes pour rendre illusoire toute comparaison précise. 

 Ce sont les raies solaires qui ont servi de base fondamentale dans l'établis- 

 sement de l'échelle de Rowland; la façon rationnelle de contrôler cette 



(') Comptes rendus, t. CXXXI, p. 700; 29 octobre 1900. 



C) On aurait pu obtenir des raies plus fines en produisant l'arc dans le vide au 

 moyen de notre tremhleiir : mais les longueurs d'onde auraient été un peu différentes 

 de celles que donne l'arc dans l'air, et c'est de cette dernière source que les spectro- 

 scopistes ont l'habitude de se servir. 



G. R., 1901, 1" Semestre. (T. CXXXII, N" 21.) l63 



