( i4o7 ) 

 par rayonnement vient ajouter son action à celle du refroidissement par la 

 masse du liquide. 



» Résultats obtenus et phénomènes observés dans mon appareil à la Sor- 

 bonne. - Pour une colonne d'électrolyte trois fois plus haute que celle des 

 plaques, et pour un débit normal, c'est-à-dire i ampère par D décim. de 

 la surface des plaques d'aluminium, la durée de travail de l'appareil, comme 

 redresseur, est de 4''. avant que la température monte à 4o°C. 



» Iva Table ci-dessus donne des résultats des mesures faites au Labora- 

 toire des Recherches physiques à la Sorbonne, avec un appareil composé 

 de quatre éléments : il a servi à charger une batterie de 70 accumulateurs. 

 I.e courant alternatif de iio volts et de [\o périodes par seconde prove- 

 nait du secteur de la Rive gauche. 



» I^a tension du courant alternatif n'a pas été vérifiée souvent pendant 

 les expériences. Les variations irrégulières de l'intensité et de la tension 

 dans le circuit du courant redressé résultent des variations correspondantes 

 de la tension à l'usine centrale. 



» On pouvait percevoir très distinctement dans l'appareil la marche des 

 machines de l'usine centrale. 



» Usure et durée des plaques. — L'usure de l'appareil se manifeste d'une 

 part dans l'électrolyte, qui devient de plus en plus alcalin, et dans les 

 plaques, qui sont sillonnées des stries et des raies produites mécanique- 

 ment par les bulles d'hydrogène, qui en se dégageant entraînent des par- 

 celles d'oxydes de la couche diélectrique, lesquelles sont remplacées à 

 mesure par des nouvelles couches formées aux dépensdu noyau de la plaque. 

 Ainsi une plaque au bout de cinq cents à huit cents heures de travail nor- 



