( »4o9 ) 



observant, non pas la différence d'éclat ou la différence de longueur, mais 

 la différence de résistance électrique de deux fils de platine chauffés vers 

 1000° par le même courant et placés l'un dans le grisou, l'autre dans 

 l'air pur. 



» Deas. fils de platine de ^^ de millimètre de diamètre sont recouverts de cuivre élec- 

 trolytique, sauf en leur milieu sur une longueur de lo™"" réservée à la gutta ; après que 

 la gutta a été dissoute à l'aide du sulfure de carbone, ces fils, convenablement montés 

 et placés, l'un dans une enveloppe étanche de verre, l'autre sous une double toile métal- 

 lique, forment les deux branches d'un pont de Wheatsone dont les deux branches, en 

 constantan, ont chacune une résistance d'environ i,3ohm. Les accumulateurs (4 volts) 

 d'une lampe électrique de mine Neu Gatrice, obligeamment mise à notre disposition 

 par MM. Neu Gatrice, et renfermés dans une caisse mesurant o",io, o",io, o™,i5, 

 lancent, quand on appuie sur un contact, un courant de 2 ampères environ dans l'appa- 

 reil {0,68 dans les fils de platine, i,36amp. dans les bobines de constantan). Un 

 galvanomètre apériodique à pivot, type Ghauvin et Arnoux, de o'", 10 de diamètre, 

 dont le cadre mobile présente une résistance de 0,6 ohm et dont l'aiguillage dévie de 

 100 divisions pour 5o milliampères, est intercalé dans la diagonale du pont. Les 

 résistances sont ajustées, en tenant compte des dlfiférences inévitables des fils de pla- 

 tine, pour que l'aiguille reste au zéro quand l'instrument est dans l'air pur; quand 

 l'atmosphère contient du grisou, l'aiguille dévie de i milliampère environ (2 divisions) 

 par millième de grisou. 



1) Les déviations de l'aiguille sont très sensiblement proportionnelles aux teneurs 



en gaz combustible; c'est ainsi que dans deux tournées souterraines, le 25 avril 1901, 



avec un grisoumèlre un peu différent du grisoumètre ci-dessus décrit, nous avons 



constaté les déviations suivantes : 



Lampe Chesneau. Grisoumètre. 



Retour général de la fosse Saint-Saulve. 



(C'° des mines de Marly) 7-8 millièmes 19 divisions 



Fosse Hérin (G'" des mines d'Anzin). 



Retour de la veine Taffin, levant 8,5 » 17 » 



Veine Hyacinthe, levant 5 » 10 « 



Moyenne veine, couchant 5 » 10 » 



Grande veine, levant 2 » 4 » 



Grande veine, couchant 8,5 » ig » 



» Gelte proportionnalité s'est maintenue, dans nos essais de laboratoire, avec des te- 

 neurs de gaz d'éclairage croissant jusqu'à 5 pour loo, et nous croyons qu'elle se 

 maintiendra avec le grisou jusqu'au voisinage de la teneur explosive. 



» Les déviations de l'aiguille varient d'autre part très rapidement avec le courant 

 fourni par les piles; à titre de première approximation nous pouvons indiquer qu'elles 

 sont proportionnelles à la puissance 3° ou 4° de l'intensité du courant. G'est ainsi que 

 les déviations mesurées ont doublé quand dans un de nos essais l'intensité dans les 

 fils de platine a passé de 0,64 à 0,70, l'intensité dans la seconde branche du pont de 

 0,32 à 0,45. Si, comme nous le croyons, le courant peut être maintenu constant à 

 G. H., 1901, I" Semestre. (T. CXXXII, N" 23.) 182 



