( i4io ) 



■j'j près, la teneur sera connue avec une précision supérieure au -Jj ; précision inconnue 

 actuellement, pour les faibles teneurs tout au moins, et bien suffisante. Une résistance 

 de o,oi5 ohm intercalée dans le circuit des piles, et dont les extrémités peuvent, par 

 un commutateur de réglage, être mises en relation par les bornes du galvanomètre, 

 permettra d'ailleurs de vérifier cette constance et au besoin d'apporter aux lectures la 

 légère correction nécessaire. 



« Un écran mobile garantit, au moment de la mesure, le fil de platine contre tout 

 courant d'air. L'écran et le bouton contact sont disposés de telle sorte qu'on ne puisse 

 lancer le courant qu'après avoir refermé l'écran. 



n L'espace compris sous les toiles métalliques est tellement restreint qu'une explo- 

 sion, arrivant à se produire sous les toiles, ne pourrait prendre assez d'élan pour fran- 

 chir la barrière qui lui serait opposée et se propager au dehors; il sera vraisembla- 

 blement inutile d'ajouter à l'appareil un coupe-circuit automatique fonctionnant à 

 une teneur déterminée. 



» Dan.s l'examen de certaines cloches au toit des galeries ou des chantiers 

 souterrains, une petite difficulté peut se présenter. Le grisoumètre élec- 

 trique ne donne, en effet, aucune déviation dans l'air pur; il ne doit en 

 donner aucune dans le grisou pur; la déviation passe donc par un maxi- 

 mum pour une teneur voisine de lo pour loo, et à toute lecture corres- 

 pondent deux teneurs, l'une au-dessous, l'autre au-dessus de lo pour loo. 

 Il suffit, pour écarter cette difficulté, ou de consulter la lainpe de sûreté 

 ordinaire (notre appareil, comme les indicateurs à alcool, est grisoumé- 

 trique et non éclairant), ou de faire rentrer progressivement l'air pur dans 

 l'appareil; si la déviation de l'aiguille diminue dès l'abord, c'est que la 

 teneurdela cloche examinée est inférieure à lo pour loo; si elle augmente 

 dans les premiers instants, la teneur est supérieure à lo pour loo. 



» Le grisoumètre électrique, pour peu qu'on donne aux fils de platine et 

 aux bobines de constantan des résistances convenables, permet de con- 

 naître, à tout moment, la teneur en grisou du retour général d'une mine 

 ou de certains retours particulièrement intéressants. La création de véri- 

 tables observatoires grisoumétriques est ainsi rendue possible; résultat 

 intéressant pour l'étude scientifique des dégagements grisouteux et aussi 

 peut-être pour la sécurité. 



» L'appareil se prête au dosage de tous les gaz combustibles, notamment 

 de l'hydrogène, dont la température d'inflammation est bien inférieure à 

 celle du formène pur, et de l'oxyde de carbone. » 



