( i587 ) 



annulaire, des tubes divers construits par M. Chabaud. Ces derniers sont les meilleurs, 

 notamment le modèle connu sous le nom de Golardeau-Chabaud, avec électrode en 

 palladium. Ce dernier à o'°,25 illumine parfaitement sur toute son étendue un écran 

 au platinocjanure 24 X 3o et l'observation des ombres se fait facilement, le scintil- 

 lement étant relativement faible, quoique plus marqué qu'avec les tubes actionnés 

 par les machines statiques. Il m'a servi à faire des radiographies d'une grande net- 

 teté, aussi fines que celles obtenues au moyen de la bobine. 



» Le tube est réuni au résonateur par le côté cathodique, et l'on peut soit mettre 

 au sol l'autre électrode, soit la laisser libre; le résultat est le même, mais dans le pre- 

 mier cas on peut toucher le tube, le mettre au contact d'une muqueuse et, par suite, 

 l'introduire dans une cavité naturelle sans ressentir aucun efl'et. On peut donc 

 employer une bobine quelconque, et aucun danger n'est à redouter, vu l'innocuité 

 absolue des courants de haute fréquence sur l'organisme. 



» Il paraît évident que le tube fonctionne mieux quand la décharge le traverse dans 

 un seul sens; de là la nécessité d'une anode petite et d'une large cathode. Peut-être 

 une soupape cathodique de M. Villard faciliterait-elle beaucoup la marche. 



» Le tube Colardeau-Chabaud, dont j'ai fait usage, fonctionnait couramment avec 

 une bobine donnant o™, i5 d'étincelle, permettant alors de lire le chiffre 3 au poso- 

 mètre de Brandt à la dislance de o^jSo. Quand il marche avec le résonateur actionné 

 par la bobine de o^jSS d'étincelle (mais réglée pour n'en donner que 25 en prenant 

 3 ampères dans le primaire), il permet encore la lecture du chiflVe 3 du posomètre à 

 la distance de o"", 25. Il rend donc un peu moins, mais il a l'avantage de ne pas chauffer 

 en marche et de pouvoir fonctionner plus longtemps avec la même puissance. 

 D'ailleurs, cette diminution du rendement est peu importante, puisque, l'effluve n'étant 

 plus à craindre, on peut se rapprocher du tube; la netteté de l'image radiographique 

 reste la même, vu la faible surface de la source des rayons. 



» Il est probable qu'il serait facile de créer des tubes spéciaux qui, en 

 fonctionnant de cette manière, donneraient des rendements supérieurs et 

 tout comparables à ceux donnés par les tubes actuels actionnés par les 

 puissantes bobines. » 



CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur la présence el la localisation de l'iode dans les 

 leucocytes du sang normal. Note de MM. Stassano et P. Bourcet, pré- 

 sentée par M. Armand Gautier. 



« La présence normale de traces d'iode dans le sang a été établie par 

 M Gley et l'un de nous ('). L'objet du présent Travail a été de rechercher 



OGLEYelBouRCET, Présence de l' iode dans le sang (^Comptes rendus, 18 juin 1900). 



