188 Untersuchung des Blutes. § 755—756. 



86) an den quergestreiften Muskeln usw. untersucht 

 werden. 



Schwanzpartien kleiner Fische und Fischembryonen, 

 äußere Kiemen von Tritonenlarven und namentlich die so 

 langen und üppigen äußeren Kiemen der Salamanderembryonen 

 können, wenn gerade das Material hierzu vorhanden ist, ver- 

 wertet werden. Auch Keimscheiben vom 2. oder 3. Tage 

 der Vogelembryonen (Hühnchen, siehe §1463) können zu dem- 

 selben Zwecke gebraucht werden. 



755. Man achte bei diesen Untersuchungen auf das Vor- 

 handensein des axialen und Wandstromes, auf das Pulsieren 

 in den Arterien usw. Man sieht unter günstigen Umständen 

 die Umkehr des Stromes in den Kapillaren. An den Bifur- 

 kationsstellen der Kapillaren bleiben oft die Blutkörperchen 

 hängen und werden ganz enorm (auf das zwei- bis dreifache 

 ihrer ursprünghchen Länge) gedehnt. Wird ein Blutkörperchen 

 wieder frei, so nimmt es die ursprünghchen Dimensionen an 

 (Elastizität). 



An Mesenterien, aber auch in der Lunge, treten alsbald 

 infolge der Vertrocknung, Temperaturschwankungen usw. Zu- 

 stände auf, die als Anfänge der Entzündung aufgefaßt werden, 

 und man sieht u. a. das Auswandern der weißen Blutkörper- 

 chen durch die Gefäßwände. 



756. Zum Zählen der Blutkörperchen benützt man 

 gewöhnUch den Apparat von Thoma-Zeiß, der aus zwei 

 Kapillarpipetten und einer Zählkammer besteht. 

 Auf der zur Zählung der Erythrozyten bestimmten Misch- 

 pipette findet man die Marken 0,1, 0,5, 1,0 und 101 einge- 

 ätzt, auf der für weiße Blutzellen bestimmten die Mar- 

 ken 0,5, 1,0 und 11. Das Aufsaugen des Bluttropfens ge- 

 schieht durch ein mit Mundstück versehenes Gummi- 

 schläuchchen. Besser und reinlicher ist die von Pappenheim 

 angegebene Saugvorrichtung, nämlich eine auf das Pi- 



Eettenende luftdicht aufgeschliffene, verschiebbare Glas- 

 ülse (bei Leitz erhältlich). 



Die Zählkammer ist genau 0,1 mm tief. Ihr Boden 

 ist in mikroskopisch kleine Quadrate eingeteilt, wobei je 16 

 Quadrate durch stärkere Linien immer besonders abgegrenzt 

 sind. Seitenlänge eines jeden Quadrates 0,02 mm, Raum- 

 Inhalt ^/4ooo cmm. 



Von den zahlreichen Modifikationen der in ihrer ur- 

 sprünghchen Form veralteten Zählkammer sei besonders die 

 Neubauersche Netzteilung empfohlen. Pappenheim bevorzugt 

 die Bürkersche Kammer in Verbindung mit der Türkschen 

 Netzteilung. Das Prinzip ist überall dasselbe. 



Reinigung. Die Instrumente sind peinhch sauber zu 

 halten und nach jeder Benützung zu reinigen (mit dest. Was- 



