Allgemeiner Teil. 



1. Kapitel. Das Mikroskop und die optischen Neben- 

 apparate. 



1. Eine ausführliche Beschreibung des Mikroskopes 

 und seiner Nebenapparate liegt außerhalb des Rahmens 

 dieses Buches. Wenn trotzdem in diesem einleitenden 

 Kapitel hierüber einige Bemerkungen folgen, so geschieht 

 dies einerseits, um den Anfänger mit den üblichen Fach- 

 ausdrücken bekannt zu machen und anderseits, um ihn 

 auf die gebräuchlichsten der vorhandenen Hilfsmittel hin- 

 zuweisen. 



2. Zur Erzielung schwacher Vergrößerungen bedient 

 man sich der Lupen, insbesondere wenn aufrechte, nicht 

 seitenverkehrte Bilder erzeugt werden sollen, wie es z. B. 

 bei gleichzeitigem Präparieren u. dgl. erwünscht ist. Neben 

 den seit langem bekannten einfachen und zusammen- 

 gesetzten Lupen, welche teils in einfacher Fassung als 

 Handlupen, teils, auf Stativen montiert, als Stativ - 

 lupen benützt werden, sind seit mehreren Jahren zwei 

 vorzügliche neue Konstruktionen von Zeiß in Gebrauch: 

 die binokulare Lupe und die Fernrohrlupe. Die erstere 

 gibt ihrer Konstruktion entsprechend von dem betrach- 

 teten Gegenstand ein plastisches Bild und kommt für 0,75 bis 

 3 fache Vergrößerung in Frage. Sie kann durch ein Stirn- 

 band vor den Augen befestigt werden, so daß die Hände 

 zum Arbeiten frei bleiben. 



3. Bei der Fernrohrlupe wird ein großer Nachteil 

 der einfachen Lupen, nämlich der bei stärkerer Vergrößerung 

 nur sehr geringe Objektabstand beseitigt. (Vergrößerungs- 

 möglichkeit: 0,75 — 20 fach, monokular bis 28,5 fach). 



Diese Lupe ist in monokularer wie binokularer Kon- 

 struktion in Gebrauch. Die große Brennweite der Fernrohr- 

 lupe (z. B. bei 6facher Vergrößerung 33 cm, bei 20facher 

 noch 10 cm) ermöglicht z. B. auch ein Beobachten lebender 

 Tiere in größeren Aquarien oder ein Betrachten tiefer ge- 

 legener Organe bei Operationen usw. 

 Rom eis, Taschenb. d. mikrosk. Technik. 8. Aufl. 1 



