2 Mikroskop und Nebenapparate. § 4 — 8. 



4. Zur Erzielung stärkerer Vergrößerungen genügen 

 die Lupen [nicht mehr. Dazu dient heutzutage, entgegen 

 dem Brauche früherer Jahi^hunderte, das »zusammen- 

 gesetzte« Mikroskop, das im Gegensatze zum »ein- 

 jfachen« Mikroskop, der Lupe, seitenverkehrte Bilder 

 hefert, so daß also die rechte Seite im Lichtbild links, die 

 obere dagegen unten erscheint. An einem zusammenge- 

 setzten Mikroskop unterscheidet man zwischen Optik und 

 Stativ. Die Stativsäule, welche mittels einer U-förmigen, 

 möglichst stabilen Fußplatte auf dem Mikroskopiertische 

 fest aufstehen muß, trägt, von unten nach oben gezählt: 

 1. den Spiegel, 2. den Objekttisch und 3. den Tubus. 



5. Die eine Seite des drehbaren Spiegels ist meist kon- 

 kav, die andere plan. Die Beleuchtung durch den Hohl- 

 spiegel ist im allgemeinen intensiver als bei Verwendung des 

 Planspiegels. Bei künstlichem Licht arbeitet man bei 

 schwacher Vergrößerung mit dem Planspiegel, bei starker 

 mit dem Hohlspiegel. Ist dagegen zwischen Spiegel und Ob- 

 jekt ein Kondensor eingeschaltet, so benützt man besser 

 den Planspiegel. Nur bei geringer Entfernung der Licht- 

 quelle ist auch hier der Hohlspiegel vorzuziehen. 



6. Der Objekttisch, auf den das zu betrachtende Ob- 

 jekt aufgelegt wird, besitzt in der Mitte eine mehr oder 

 weniger große Öffnung, welche durch Blendenvorrichtungen 

 verengert werden kann. Bei den neueren Instrumenten 

 findet man meistens die schon von photographischen Appa- 

 raten her allgemein bekannte Iris blende. Einfachere In- 

 strumente haben dafür vielfach eine Revolver blende, eine 

 exzentrisch zur Objekttischöffnung angebrachte, drehbare 

 Scheibe mit verschieden großen Blendenlöchern. 



7. Bei Untersuchung ungefärbter oder fein stuktu- 

 rierter Objekte muß gewöhnlich stark abgeblendet wer- 

 den, um die Einzelheiten scharf hervortreten zu lassen. 

 Bei starker Vergrößerung können unter Umständen zur 

 Abhaltung störender Randstrahlen engere Blenden not- 

 wendig sein wie bei schwacher Vergrößerung. 



8. Der Objekttisch kann bei größeren Instrumenten 

 durch zwei seitlich angebrachte Stellschrauben nach allen 

 Richtungen verschoben und dadurch zentriert werden. 

 Um das genaue Verschieben der Präparate zu erleichtern, 

 gibt es auch eigene, auf den Objekttisch aufzusetzende 

 „Kreuztische", deren Gebrauch sehr angenehm ist. Mit 

 Hilfe ihrer Noniuseinteilungen läßt sich jede beliebige 

 Stelle eines Präparates später wieder genau auffinden. 

 Vor Gebrauch muß der Kreuztisch in diesem Falle mit 



