§ 9 — 13. Mikroskop und Nebenapparate. 3 



Hilfe des jedem Kreuztisch beigegebenen Fadenkreuzob- 

 jektträgers und der seitlichen Objekttischstellschrauben 

 genau zentriert werden. 



9. Der Tubus kann bei jedem Mikroskop neuerer 

 Konstruktion durch ein großes zu beiden Seiten der Stativ- 

 säule angebrachtes Triebschraubenpaar gehoben und 

 gesenkt werden. Zur feinen Einstellung dient noch eine 

 besondere Mikrometerschraube an der Seite oder am oberen 

 Ende der Stativsäule. An ihr befindet sich meist eine Meß- 

 trommel, mit deren Hilfe sich die Schnittdicke bestimmen 

 läßt. 



10. Am unteren Ende des Tubus wird das Objektiv 

 angebracht. Die mühelose Auswechselung verschiedener 

 Objektive wird entweder durch eine Drehvorrichtung 

 (Objektivrevolver) oder durch eine Schlittenkonstruktion 

 (Objektivschlitten) ermöglicht. Jedes Objektivsystem 

 besteht aus einer Kombination mehrerer Linsen.. Die dem 

 Präparat zugekehrte kleinste Linse heißt Frontlinse. 

 Am oberen Ende des Tubus wird das Okular eingesetzt, 

 eine kurze Röhre, in welche oben und unten Linsen einge- 

 schraubt sind: die obere, dem Auge zugekehrte nennt man 

 die Okularlinse, die untere die Kollektivlinse. 



11. Als Achromate werden Objektive bezeichnet, 

 deren sphärische und chromatische Aberration nicht völlig 

 korrigiert ist. Eine Verbesserung stellen die Fluoritsysteme 

 dar. Die beste Korrektion ist bei den dementsprechend 

 auch sehr teuren Apochromaten erreicht, zu denen man am 

 besten auch eigens konstruierte Okulai'e, sog. Kompen- 

 sationsokulare benützt. 



12. Die starken Trockensysteme sind auf eine ganz 

 bestimmte Deckglasdicke korrigiert (meist 0,17 mm). Um 

 die Objektive ohne Beeinträchtigung der Bildschärfe auch 

 bei dicken Deckgläsern benützen zu können, werden sie auch 

 in sog. Korrektionsfassungen hergestellt, bei welchen 

 ein Verstellen des Frontlinsenabstandes möglich ist. Auch 

 durch Verstellen des fernrohrartig ausziehbaren Tubus, der 

 Tubuslänge, lassen sich Unterschiede in der Dicke des Deck- 

 glases ausgleichen. 



13. Je stärker das Bild im Mikroskop vergrößert wird, 

 desto lichtschwächer wird es. Um diesem Übelstande 

 abzuhelfen, hat man Beleuchtungsapparate konstruiert 

 (Kondensoren, Abbescher Beleuchtungsapparat), 

 welche zwischen Spiegel und Objektivtischunterseite ein- 

 geschaltet werden und für feinere Untersuchungen un- 

 entbehrlich sind. Durch Heben und Senken des Beleuch- 



1* 



