4 Mikroskop und Nebenapparate. § 14 — 16. 



tungsapparates (meist mittels einer Trieb schraube) läßt 

 sich die Intensität der Beleuchtung je nach Bedarf steigern 

 oder abschwächen. Eine weitere Regulierung läßt sich 

 durch Abbiendung der Randstrahlen mit Hilfe der im Kon- 

 densor angebrachten Irisblende erzielen; die Abbiendung 

 empfiehlt sich insbesondere bei Beobachtung feiner Struk- 

 turen. Will man dagegen nur Farben sehen, z. B. gefärbte 

 Bakterien, und dabei auf die Erkennung etwas oder un- 

 gefärbter Strukturen verzichten, so lasse man das Licht voll 

 einwirken. Das Maximum an Lichtstärke erzielt man da- 

 durch, daß man zwischen Frontlinse des Kondensors und 

 Ob jektträgerunterf lache einen Öltropfen einschaltet (Immer- 

 sionskondensor). 



14. Eine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit des 

 Mikroskopes wird dadurch erzielt, daß man zwischen 

 Präparat und Frontlinse des Objektivsystems eine Flüssig- 

 keit sschicht einschaltet, die annähernd das gleiche op- 

 tische Verhalten hat wie Glas. Dadurch wird die Ablenkung 

 der Lichtstrahlen, die bei Anwendung von »Trocken- 

 systemen« durch die zwischen Präparat und Objektiv 

 befindliche Luftschicht eintritt, beinahe völlig ausgeschaltet. 

 Die für diese Zwecke eigens konstruierten Objektive 

 bezeichnet man als „Tauch- oder Immersionslinsen". Für 

 gewöhnlich verwendet man die »homogenen oder Öl- 

 Immersionen«, bei denen eingedicktes Zedernöl als 

 Zwischenflüssigkeit dient (Immersionsöl). Sie sind für 

 alle feineren Untersuchungen unentbehrlich geworden. 

 Auch bei diesen Linsen unterscheidet man je nach dem 

 Grade ihrer Korrektion zwischen Achromaten, Fluorit- 

 systemen und Apochromaten, welch letztere zur Zeit 

 die besten Objektive darstellen. 



Neuerdings hat Winkel eine billige, achromatische Im- 

 mersionslinse (Hom. Imm. 2,2 mm) in den Handel gebracht, 

 die sich bei etwas geringerer Eigenvergrößerung als die ge- 

 wöhnliche ^/i2 Immersion durch sehr ebenes, großes Gesichts- 

 feld, Lichtstärke und großen Objektabstand auszeichnet. 

 Ebenso Zeiß (Hom. Imm. 1,7 mm). 



15. Für spezielle Zwecke (z. B. zur Untersuchung von 

 Präparaten während der Färbung feinster Zellstrukturen) 

 sind auch Immersionssysteme konstruiert worden, bei welchen 

 Wasser als Zwischenflüssigkeit dient (Wasserimmersionen). 



16. Eine weitere Steigerung des Auflösungsvermögens 

 wurde in jüngster Zeit durch die mikrophotographischen 

 Apparate für ultraviolettes Licht von Zeiß erreicht, bei wel- 

 chen sämtliche Linsen aus Quarz bestehen, so daß hier auch 



