§ 17 — 20. Mikroskop und Nebenapparate. 5 



die von gewöhnlichen GlasHnsen absorbierten ultravioletten 

 Strahlen noch ausgenützt werden können, allerdings nicht 

 durch direkte Beobachtung, sondern nur durch Mikrophoto- 

 graphie (vgl. Koehler). 



17. Nicht zu verwechseln mit dieser die ultravio- 

 letten Strahlen ausnützenden KoUvStruktion, durch welche 

 formgleiche Bilder erzeugt werden, sind die Apparate, 

 welche zur Untersuchung kleinster ultramikroskopischer 

 Teilchen dienen (Dimkelt'eldbeleiichtung). Bei ihnen ent- 

 stehen nur Diffraktionsbilder, welche über die wahre Ge- 

 stalt der betreffenden Teilchen nur sehr wenig aussagen. 

 Für histologische Untersuchungen ist am besten der Para- 

 boloidkondensor zu verwenden; für Untersuchung von 

 Flüssigkeiten empfiehlt sich der Kardiodkondensor. 

 In einfache]' Weise läßt sich eine Dunkelfeldbeleuchtung 

 durch Einlegen einer sog. Zentralblende in den Blenden- 

 träger eines Abb eschen ßeleuchtungsapparates erzielen. 



18. Anweudung'sweise der Dunkelf eldbeleuchtiing. Man 

 gibt auf die Frontlinse des Kondensors einen Tropfen Immer- 

 sionsöl oder etwas (möglichst staubfreies) destilUertes Wasser. 

 Dann schiebt man ihn soweit in die Höhe, bis die Flüssigkeit 

 die Unterfläche des Objektträgers berührt und sich hier in 

 dünner Schicht ausbreitet. Dabei sind Luftblasen unbedingt 

 zu vermeiden. Objektträger und Deckgläser müssen schlieren- 

 frei und peinlichst gereinigt sein, da schon das kleinste 

 Staubkörnchen einen Zerstreuungskreis erzeugt. Sie dürfen 

 eine gewisse Dicke (1,0 — 1,1 mm bzw. 0,1 — 0,17 mm) nicht 

 überschreiten. Zur Dunkelfeldbeleuchtung konnten bisher 

 nur Trockensysteme benützt werden; bei den stärker vergrö- 

 ßernden Objektivsystemen müssen kleine Blendenzylinder 

 eingesetzt werden. Neuerdings bringt Zeiß auch eine aus- 

 gezeichnete Apochromat-lmmersion für Dunkelfeldbeleuchtung 

 in den Handel. Zur Beleuchtung bedarf man einer sehr in- 

 tensiven Lichtquelle (Nernstmikroskopierlampe, kleine Bogen- 

 lampe oder Halbwattlampe), diffuses Tageshcht reicht nicht 

 aus. Bei richtiger Technik bekommt man blendend helle 

 Strukturen auf tiefschwarzem Grunde. (Eingehende Dar- 

 stellungen bei Gebhard 98b, Siedentopf 08, 09 u. a., 

 Gaidukow, Szigmondy u. a.) 



19. Die Untersuchung der Doppelbrechung (Aniso- 

 tropie) histologischer Objekte ermöghchen Polarisations- 

 apparate, die aus einem unter dem Objekttisch in den 

 Blendenträger des Kondensors einhängbaren Polarisator 

 und einem am Okular angebrachten Analysator bestehen. 



20. Zum Gebrauch stellt man unter möghchster Aus- 

 schaltung von Seitenhcht zunächst beide Nikols parallel, so 

 daß das Gesichtsfeld gleichmäßig hell beleuchtet ist. 



