6 Mikroskop und Nebenapparate. § 21—23. 



Sodann dreht man den Analysator um OO'^, wodurch das Ge- 

 sichtsfeld maximal verdunkelt erscheint. Doppelbrechende 

 Elemente leuchten dagegen hell auf. Dreht man jetzt den 

 Objekttisch im Kreise um 360", so wiederholt sich das Auf- 

 leuchten der doppelbrechenden Strukturen viermal. Bleibt 

 das Präparat nach jeder 90 gradigen Drehung dunkel, so ist 

 die Abwesenheit doppelbrechender Substanzen wahrschein- 

 lich. Eine etwaige auf diese Weise schwer erkennbare Doppel- 

 brechung läßt sich durch Einlegen von Glimmer- oder Gips- 

 plättchen in den Polarisator verstärken. Genaueres über 

 die dabei entstehenden Farben der Additions- und Sub- 

 traktionslage usw., ferner über die Fehlerquellen siehe bei 

 Weinschenk, ferner Ambronn. 



21. Die hauptsächlich für schwächere Vergrößerungen 

 konstruierten binokularen Mikroskope geben aufrechte, 

 seitenrichtige plastische Bilder. Diese Eigenschaften machen 

 sie besonders für entwicklungs-mechanische, experimentelle 

 und präparatorische Zwecke äußerst empfehlenswert. Braus- 

 Drühner und P. Mayer haben dazu sehr zweckmäßige 

 Stative konstruiert. Um am gewöhnlichen, monokularen 

 Mikroskop eine binokulare, stereoskopische Beobachtung 

 zu ermöglichen, konstruierte Abbe ein stereoskopisches 

 Okular. Von Leitz wird neuerdings ein mit einem Ob- 

 jektiv versehenes binokulares Mikroskop geliefert, das für 

 viele Zwecke (z. B. Beobachtung von lebenden ungefärb- 

 ten Gewebekulturen, von Faserstrukturen usw.) Ausge- 

 zeichnetes leistet, s. darüber Gentzsch-Wetzlar 13. 



22. Für mikrospektroskopische Untersuchungen gibt es 

 eigene Spektralokulare. Näheres siehe Enzyklopädie. 



23. Die Beleuchtung erfolgt für gewöhnlich am besten 

 durch diffuses Tageslicht, niemals aber durch direktes 

 Sonnenlicht. Durch geeignete Anordnung läßt sich das 

 Tageslicht vollkommen ersetzen, ja für Arbeiten bei star- 

 ker Vergrößerung ist gutes künstliches Licht meist vorzu- 

 ziehen. Ist die Lichtquelle reich an gelben Strahlen, wie 

 z. B. Gasglühlicht oder elektrisches Licht, so schaltet man 

 dieselben durch Einlegen der jedem Mikroskop beigegebenen 

 Blauglasscheibe in den Blendenträger des Kondensors 

 aus. Vielfach verwendet man dazu und zur gleichzeitigen 

 Konzentrierung der Lichtstrahlen auch eine Schuster- 

 kugel, die mit einer Filterflüssigkeit (s. § 24) gefüllt 

 ist. Sehr leistungsfähig sind die Mikroskopierglüh- 

 lampen (Gas oder elektrisch) sowie die Nernstmikrosko- 

 pierlampe von Zeiß, bei welchen die Lichtstrahlen durch 

 eine Schusterkugel oder einen Kondensor gesammelt wer- 



