§ 24 — 28. Mikroskop und Nebenapparate. 7 



den und zudem alles störende Nebenlicht abgehalten wird. 

 Bei allen punkt- oder strichförmigen Lichtquellen muß 

 eine Mattglasscheibe zwischengeschaltet werden (am besten 

 durch Einlegen in den Blendenträger). 



24. Filterflüssigkeiten. a) Kupferoxydammoniakfil- 

 ter: Man fügt zu 40 com Ammoniak 12 Tropfen einer 20% 

 mit etwas Schwefelsäure angesäuerten Kupfersulfatlösung, 

 schüttelt, bis sich der zuerst entstandene Niederschlag völlig 

 gelöst hat, und füllt mit destilliertem Wasser auf 300 ccm auf. 



b) Achromatisches Lichtfilter für Gasglühlicht: 

 Man löst 0,1 g Anilinblau, wasserlöslich, in 400 ccm destilher- 

 tem Wasser. 4,5 ccm dieser Lösung werden mit 7 ccm einer 

 20% mit etwas Schwefelsäure angesäuerten Kupfersulfat- 

 lösung gemischt und das ganze mit destilliertem Wasser auf 

 300 ccm aufgefüllt. Zusatz von etwas Thymol gegen Schimmel. 

 Für elektrisches Licht erhöht man die Menge der Kupfer- 

 sulfatlösung auf 9 ccm und vermindert die Anilinblaulösung 

 auf 3 ccm. 



25. Für besondere Zwecke dient die Quarz quecksilber- 

 lampe von Koehler (Zeiß), Bei Vorschalten eines grünen 

 Didymnitratfilters sehen z. B. rotgefärbte Strukturen 

 schwarz aus, was für die Sichtbarmachung feinster Struktur- 

 teile oft wertvoll ist. (Koehler 10). 



26. Zur Erleichterung der zeichnerischen Wieder- 

 gabe eines Präparates gibt es verschiedene Zeichenapparate. 

 Der gebräuchhchste dürfte das Abbe sehe Zeichenprisma 

 von Zeiß sein. Das Bild des Präparates wird bei ihm durch 

 zwei Prismen und einen an einem seitlichen Hebelarm 

 angebrachten Spiegel auf die Zeichenfläche geworfen. 

 Dadurch wird es ermöglicht, die Konturen der mikrosko- 

 pischen Bilder bei gleichzeitiger Beobachtung von Prä- 

 parat und Bleistiftspitze mechanisch nachzufahren. Be- 

 leuchtungsunterschiede werden durch Vorschalten von 

 Rauchgläsern ausgeghchen. Die Zeichenfläche befindet 

 sich am besten in Objekttischhöhe. Nicht Normalsichtige 

 müssen ihr Augenglas beim Zeichnen benützen. Sehr 

 bequem ist die Benützung eines verstellbaren Zeichentisches. 

 Der Apparat kann auf jedes Mikroskop aufgesetzt werden. 



27. Sehr empfehlenswert, aber teuer und umfangreich 

 ist der von Edinger konstruierte Projektionszeichenapparat, 

 der dank seiner Konstruktion gleichzeitig auch für Mikro- 

 projektion verwendet werden kann. (Hergestellt von Leitz, 

 Winkel und Zeiß.) 



28. Zum Messen der Größe der Objekte dienen für 

 gewöhnlich Objektiv- oder Okularmikrometer. Das erstere 

 ist ein Objektträger, auf dem ein Millimeter in 100 Teile 



