8 Mikroskop und Nebenapparate. § 29—33. 



geteilt ist. Um die Vergrößerung zu bestimmen, kann man 

 sich eine Anzahl der Intervalle eines Objektmikrometers 

 mit Hilfe eines der genannten Zeichenapparate in Objekt- 

 tischhöhe abzeichnen und diese dann mit Hilfe eines ge- 

 wöhnlichen Maßstabes ausmessen. Zeichnet man dann 

 bei gleicher Linsenkombination, Tubuslänge und Tiscli- 

 höhe die Umrisse eines Präparates, so lassen sich diese 

 mit Hilfe der ermittelten Vergrößerungszahl ebenfalls 

 leicht ausmessen. 



29. Beim Okularmikrometer befindet sich das Meß- 

 plättchen im Okular. Man muß hier mittels eines Objekt- 

 mikrometers für jede Vergrößerung zunächst feststellen, 

 wie viele Teilstriche des Okularmikrometers auf ein be- 

 stimmtes Intervall des Objektivmikrometers gehen und 

 kann dann daraus die Vergrößerung errechnen. 



Am besten ist ein Meßokular mit verstellbarer Okular- 

 linse. Das Meßplättchen wird so eingelegt, daß die Fläche 

 mit der Teilung nach unten sieht. (Nur bei Seibert umge- 

 kehrt.) 



30. Eine neue, leicht sichtbare Mikrometerteilung hat 

 Gebhardt (07) angegeben. Sie besteht statt der Teilstriche 

 aus kleinen, schwarzen und roten Quadraten. Benützt man 

 bei der Messung Apochromatobjektive und ein als Meßoku- 

 lar eingerichtetes Kompensationsokular 6, so gleicht ein 

 Intervall des Okularmikrometers bei normaler Tubuslänge 

 (= 160 mm) ungefähr so vielen Mikra (ein Mikron = 0,001 mm), 

 als die Brennweite des benützten Objektives beträgt. Die 

 Brennweite ist jeweils auf der Fassung des betreffenden Ob- 

 jektives angegeben. (Also z. B. bei Apochromat 4 mm ist 

 ein Intervall des Okularmikrometers = 4 /<, bei Apochromat 

 8 mm = 8^, bei Apochromat 16 mm = 16 /t.) (Wegen wei- 

 terer Angaben über Messung vgl. Enzyklopädie.) 



31. Eine Vereinfachung des Messens läßt sich auch mit 

 Hilfe des Stufenmikrometers von Leitz erzielen. Man 

 vgl. dazu auch die von der Firma gegebene Anleitung und 

 Metz 12. 



32. Bezüglich Mikrophotographie sei auf die Lehr- 

 bücher und Spezialarbeiten von Neuhauß (07), Kaiserling 

 (10), Gebhardt (97, 98a, 99a u. b), Wychgram (11) u. a., 

 sowie auf die Gebrauchsanleitungen der einzelnen Firmen 

 (besonders von Zeiß, Druckschrift Mikro 320, 264, 233, 

 279, 272,. 314, 250) verwiesen. 



33. Über die Benutzung des Mikroskops. (Anleitung 

 für den Anfänger). 



a) Man stellt das Mikroskop auf einen feststehenden 

 Tisch, der durch das nahe Fenster gleichmäßiges, helles 

 Licht erhält. Die Stativsäule ist dem Beobachter zugewendet 



