§ 33. Mikroskop und Nebenapparate. 9 



und bleibt in dieser Stellung stehen. Ein etwa vorhandener 

 Beleuchtungsapparat wird zunächst entfernt. 



b) An das untere Ende des Tubus bringt man vor- 

 erst das schwächste Objektiv und senkt den Tubus unter 

 seitlicher Beobachtung so weit, bis die Frontlinse des Ob- 

 jektivs etwa 0,5 cm vom Objektivtisch entfernt ist. Dann 

 drehe man den Spiegel so lange hin und her, bis man beim 

 Hineinsehen in den Tubus, in dem zunächst noch kein 

 Okular steckt, ein möghchst helles Lichtbild erblickt. 

 Nun wird das schwächste Okular eingesetzt. Man muß 

 ein völhg gleichmäßig beleuchtetes, helles Gesichtsfeld vor- 

 finden. 



c) Jetzt legt man den Objektträger derart auf den 

 Objekttisch, daß das Präparat, das für den Anfang mög- 

 lichst groß gewählt wird, in die Mitte des Objekttisch- 

 loches zu hegen kommt (Deckglas nach oben!). 



Dann blickt man durch das Okular und hebt gleich- 

 zeitig den Tubus durch langsames Zurückschrauben der 

 Triebschraube so weit, bis plötzlich ein deutliches Bild er- 

 scheint, das nunmehr mit Hilfe der Mikrometerschraube 

 scharf eingestellt wird. Von jetzt ab bleibt während des 

 Beobachtens die eine Hand stets an der Mikrometer- 

 schraube. Denn da das Bild stets nur in einer bestimmten 

 Ebene scharf eingestellt ist, der Schnitt aber infolge seiner 

 Dicke zahllose derartige Ebenen besitzt, so muß man bald 

 höher, bald tiefer einstellen, um seine Struktur ganz zu 

 durchmustern. Das geschieht dadurch, daß man während 

 des Sehens die Mikrometerschraube von Zeit zu Zeit um 

 ein geringes nach beiden Richtungen abwechselnd dreht. 

 Die Mikrometerschraube läuft bei längerem Gebrauch, wenn 

 nach einer Seite mehr als nach der anderen gedreht wird, 

 zu Ende und muß dann wieder in eine mittlere Stellung 

 zurückgedreht werden. 



d) Jede Beobachtung beginne man mit 

 schwacher Vergrößerung. Will man dann ein stärkeres 

 Objektiv einstellen, ist zu beachten, daß der Abstand der 

 Fronthnie vom Deckglas umso geringer ist, je stärker das 

 Objektiv vergrößert. Auch hier dreht man wieder zunächst 

 unter seitlicher Beobachtung den Tubus zunächst nach 

 abwärts, bis die Frontlinse dicht über dem Deckglas steht, 

 sieht dann in das Mikroskop und dreht nun die Schraube 

 vorsichtig und langsam zurück. Ist etwas sichtbar ge- 

 worden, so folgt feine Einstellung mit der Mikrometer- 

 schraube. Das Einstellen mit starkem Objektiv 



