10 Herstellung frischer Präparate. §33—35. 



erfordert größte Vorsicht. Dreht man zu tief nach 

 abwärts, so kann Deckgläschen und Präparat, da es sich 

 hier nur um Bruchteile eines Millimeters handelt, sehr 

 leicht zerdrückt werden. Auch eine Beschädigung der 

 Linse ist möglich. 



e) Hat man das Einstellen genügend geübt, so stu- 

 diere man die Wirkung der Blendvorrichtungen 

 und schließlich des Beleuchtungsapparates. Man ge- 

 wöhne sich von Anfang an, beim Mikroskopieren beide Augen 

 offen zu halten. 



f) Bei Benützung eines Immersionssystems bringe 

 man auf die zu beobachtende Stelle des Objektträgers 

 einen kleinen Tropfen Immersionsöl und senke nun den 

 Tubus unter seitlicher Beobachtung so lange, bis die 

 Frontlinse in den Öltropfen taucht. Dabei muß das Ent- 

 stehen von Luftblasen vermieden werden. Die weitere 

 Einstellung erfolgt durch Senken des Tubus mittels der 

 Mikrometerschraube unter Beobachtung des Gesichts- 

 feldes. Nach Gebrauch ist Deckglas wie Linse mittels eines 

 mit Chloroform oder Toluol leicht angefeuchteten, sehr 

 weichen Läppchens zu reinigen (Vorsicht, da Chloroform 

 oder Toloul unter Umständen die Verkittung der Linsen 

 zu lösen vermag). Selbstverständlich ist das Mikroskop 

 stets peinlich sauber zu halten. 



34. Bemerkung über die Anschaffung eines Mikroskops. 

 Man schaffe sich gegebenenfalls zunächst lieber weniger 

 Objektive an. dafür aber ein gutes, mittleres oder großes 

 Stativ, an dem sich später ein voller Ab bescher Beleuchtungs- 

 apparat und ein Kreuztisch anbringen läßt. Für den Anfang 

 genügt ein schwaches und ein starkes achromatisches Ob- 

 jektiv (z. B. A und E von Zeiß, 3 und 7 von Winkel oder 

 Leitz, II und V von Seibert) sowie ein schwaches und ein 

 stärkeres Okular (z. B. Nr. 1 u. 3). Als Immersion kommt 

 für gewöhnlich die achromatische homogene Immersion V12 

 in Betracht. Besonders empfohlen sei die nur um geringes teu- 

 erere, sehr leistungsfähige neue Fluoritimmersion von Zeiß. 



Genaueres über das Mikroskop in den Werken von Am - 

 bronn, Apathy, Dippel, Garten, Petri, Scheffer, 

 A. Zimmermann, ferner in den Arbeiten von Siedentopf 

 {08a u. b, 09, 12, 15). 



2. Kapitel. Die Herstellung und Untersuchung frischer 



Präparate. 



35. Als Unterlage für mikroskopische Präparate 

 dienen Objektträger aus Glas von 76:26 mm Seitenlänge 



