( I I I 2 ) 



semblaient toutes produites par une cause commune agissant au-dessous 

 d'un point situé en mer, au sud-ouest de l'île, à quelques kilomètres du cap 

 Rerri. C'est ainsi que les détonations, semblables à des coups de canon et 

 ressemblant quelquefois aussi rt«/racaî des bulles de gaz qui éclatent dans 

 les cratères volcaniques, étaient très nombreuses avant et après les grandes 

 secousses. C'est ainsi, enfin et surtout, que les chocs ressemblaient à l'effet 

 produit par la chute d'un corps lourd sur un sol un peu élastique et mou. 

 L'un de ces chocs a été signalé le 3 1 janvier un peu avant la première grande 

 secousse, etc. » 



M. d'Abbadie offre, de la part de M. Vénukoff, le Volume LI des « Mé- 

 moires de la Section topographique de l'Etat-Major général russe -). Ce 

 Volume, entre autres choses concernant la Géodésie, contient les résul- 

 tats d'une mesure de base géodésique, non par des barres bimétalliques 

 comme chez nous, mais au moyen de deux fils d'acier nickelé, légèrement 

 tordus et formant un double fil long de 20™. Ce fil était suspendu entre 

 deux colonnes verticales et tendu, avec une force constante, par un dyna- 

 momètre. On tenait compte, par le calcul, du raccourcissement causé par 

 le poids de ce double fil et l'on obtenait ainsi la vraie distance horizontale 

 entre les deux points d'appui. Sur 9822™, 3o4i6 de longueur totale de la 

 base de Maloskowitz (Gouvernement de Saint-Pétersbourg) on ne trouva 

 qu'une petite erreur de 2'"™,o3, car ea allant la mesure donna 9822'",3o2i3 

 et au retour on eut 9822'",3o6i8 : différence = 4°"",o5. 



L'appareil, dont l'auteur est M. Edérine, avant d'être porté sur le ter- 

 rain, était examiné dans un manège, où les changements de température 

 étaient produits artificiellement dans les limites de 4- 1 2", 9 à + 22°, 5 cen- 

 tigrades correspondant à la réalité des choses dans le pays. On mesurait 

 la longueur du double fil aux divers degrés du thermomètre, en la compa- 

 rant avec une règle de fer longue de 2"", 5 ; et Ton dressait ainsi une table 

 des corrections à introduire dans les longueurs mesurées plus tard pen- 

 dant les opérations sur le terrain. 



L'appareil Edérine, comparé d'abord avec la toise et le mètre par la 

 mesure de la base fondamentale de Poulkowaoù il s'est montré bien exact, 

 ne servait d'ailleurs que pour mesurer un côté d'un triangle dont la lon- 

 gueur était connue d'avance, par le calcul de la triangulation entière. La 

 différence des résultais de ce calcul et de la mesure directe était presque 

 nulle. 



