( 863 ) 



» Il est néanmoins des cas, par exemple celui où un laboratoire reçoit 

 un courant alternatif fourni par une station centrale éloignée, où il est bon 

 de pouvoir les mesurer directement. 



» Quant aux différences de phases, dont la mesure est si importante 

 dans une multitude de questions concernant le courant alternatif, les mé- 

 thodes proposées jusqu'ici ont toutes l'inconvénient d'être des méthodes 

 détournées, compliquées, et surtout de nécessiter l'introduction, dans le 

 circuit, d'instruments dont la self-induction peut fausser le résultat des 

 mesures. Il y a donc un grand intérêt à instituer une méthode simple, suf- 

 fisamment exacte pour les cas ordinaires, et ne donnant lieu à aucune de 

 ces objections. 



» La méthode graphique permet d'atteindre ce résultat avec une sim- 

 plicité remarquable. Disposons sur un cylindre enregistreur métallique 

 une feuille de papier imbibée de la solution de ferrocyaiiure de j^otassium 

 et d'azotate d'ammoniaque utilisée dans le télégraphe électrochimique de 

 Bain, et, sur ce papier, un style en fer ou en acier. Faisons communiquer 

 le cylindre d'une part, la pointe en fer de l'autre, avec les deux points entre 

 lesquels nous voulons étudier la force électromotrice périodique : le cir- 

 cuit dérivé ainsi formé (dont on peut au besoin accroître la résistance) ne 

 présentant pas de self-induction, l'intensité du courant qui le traverse ne 

 présentera pas de décalage sur la force électromotrice qui le produit ('). 

 Si, dans ces conditions, on fait tourner rapidement le cylindre, on obtient 

 une trace discontinue de bleu de Prusse dont les maxima, parfaitement 

 nets, correspondent aux maxima de la force électromotrice périodique que 

 l'on étudie. On voit immédiatement que cette méthode se prête avec une 

 extrême facilité à l'étude d'une foule de questions concernant les courants 

 périodiques : pour avoir la fréquence, il suffit d'inscrire simultanément la 

 force électromotrice périodique et la seconde ou les fractions de seconde. 

 Pour avoir la différence de phase entre deux forces électromotrices de 

 même période, il suffit de les inscrire l'une à côté de l'autre et de déter- 

 miner la position relative des maxima de l'une des traces par rapport aux 

 maxima de l'autre, l^a méthode se prêtera ainsi sans difficulté à étudier les 

 différences de phase entre le courant primaire et le courant secondaire, 

 la force éleclrouiotrice primaire et la force électromotrice secondaire dans 



(') En supposant même que la capacité de polarisation introduisît une dilTérence 

 de pliase, cette diflerence serait une quantité constante qui n'aurait pas d'influence 

 sur les mesures. 



