( .333 ) 



présence des deux autres hydracides. Les résultats ne le cèdent pas en 

 précision à ceux que donne le dosage direct de l'iode libre par l'hyposulfite 

 de soude, un des plus exacts, comme on le sait, parmi ceux qui sont em- 

 ployés dans les méthodes volumétriques. Il nous paraît de beaucoup pré- 

 férable aux procédés par pesée employés généralement. En effet, la mé- 

 thode fondée sur le déplacement de l'iode par le chlore dans l'iodure 

 d'argent présente les inconvénients de toute méthode indirecte. Quant 

 au procédé direct de séparation de l'iode à l'état d'iodure de palladium, 

 tous les chimistes qui en ont fait usage ont pu en reconnaître les désavan- 

 tages. 



» Voici le mode opératoire auquel nous nous sommes arrêtés. La solution 

 à titrer, qui doit être exempte d'acide azotique, est placée dans une boule 

 à robinet de verre soigneusement graissé où l'on a mis préalablement du 

 sulfure de carbone; on ajoute alors un léger excès d'une solution de per- 

 chlorure de fer exempt de chlore libre, par exemple 5'^'^ d'une solution 

 demi-normale pour un décigramme d'iode. Le sulfure de carbone est dé- 

 canté après agitation et remplacé par une nouvelle quantité. On épuise 

 ainsi le liquide jusqu'à ce qu'une dernière portion de sulfure de carbone 

 ne se colore plus ajirès agitation. Quatre lavages suffisent généralement. 

 Le sulfure de carbone réuni dans une seconde boule à robinet est lavé avec 

 un peu d'eau, pour enlever les traces de perchlorure de fer qui auraient pu 

 être entraînées dans l'épuisement précédent, et le sulfure de carbone ainsi 

 lavé est décanté dans un flacon à l'émcri, les gouttes qui ne sont pas 

 rassemblées étant entraînées par addition d'un petit volume de sulfure de 

 carbone. Ce lavage à l'eau est du reste inutile si l'on ne tient pas à une 

 précision absolue, l'erreur qui peut en résulter ne dépassant pas un cin- 

 quantième si l'on fait avec soin la décantation du sulfure de carbone. 



» On peut se servir de boules à robinet ordinaires. L'appareil représente 

 par la figure ci-jointe (') permet d'effectuer facilement l'épuisement par 

 le sulfure de carbone et le lavage à l'eau de ce dernier. 



» 11 est composé de deux boules à robinet superposées, d'un volume de 200'='^ environ. 

 Les deux robinets étant ouverts, on introduit dans la boule inférieure B', par aspira- 

 tion, l'eau nécessaire au lavage, on ferme le robinet inférieur R"; on fait tomber, par 

 la partie supérieure, dans la seconde boule B' chauflee avec la main, quelques gouttes 

 de sulfure de carbone, qui, par volatilisation, déplace un certain volume d'air. On 

 ferme le robinet supérieur H' et l'on verse dans la boule supérieure B le sulfure de 

 carbone, puis le liquide à essayer et le perchlorure de fer. On bouche, on agite, et l'on 



(') Cet appareil est construit par .M. Ghabaud, rue de la Sorbonne. 



