( 97^^ ) 



PHYSIQUE. — Sur une méthode nouvelle de détermination des températures 

 critiques par /'indice critique. Note de M. James Ch appuis, présentée 

 par M. Lippmann. 



« En poursuivant un travail sur les indices de réfraction des gaz liqué- 

 fiés et de leurs vapeurs saturées, dont j'ai déjà eu l'honneur d'entretenir 

 l'Académie, j'ai été conduit à examiner les variations de ces indices dans 

 le voisinage de la température critique. 



» J'ai disposé, dans ce but, un appareil permettant l'emploi des franges 

 d'interférence, estimant que cette méthode, la plus délicate qu'on puisse 

 employer dans ce genre de recherches, me permettrait de tracer, avec la 

 plus grande exactitude, la courbe des variations des indices du liquide et 

 de sa vapeur jusqu'à quelques dixièmes de degré de la température cri- 

 tique. Cette méthode a donné des résultats plus complets que je n'osais 

 Tespérer et m'a permis de suivre, sans aucune interruption, les variations 

 des indices par centième de degré depuis + 8" jusqu'à + 35", et de déter- 

 miner avec précision V indice critique. 



» Dans une prochaine Note, je donnerai les résultats relatifs aux indices; 

 je ferai seulement connaître aujourd'hui la marche du phénomène et les 

 conclusions qu'on en peut tirer au sujet delà température critique. 



» J'ai essayé la méthode avec l'acide carbonique; le liquide était enfermé dans un 

 bloc prismatique en acier dans lequel était creusée, suivant l'axe, une cavité cylindrique 

 d'environ &"^ de hauteur; vers la base se trouvaient deux regards fermés par d'épaisses 

 glaces, qui laissaient entre elles une cuve à faces parallèles de ]"^'°,64io d'épaisseur; 

 cette cavité était fermée dans le haut par un robinet à pointeau, qui permettait de la 

 remplir par distillation, en reliant l'appareil à une bouteille à acide carbonique. 



)) Ce récipient était plongé dans une caisse à eau munie de glaces optiquement tra- 

 vaillées; les deux rayons fournis par des miroirs de Jamin, en sortant d'un compensa- 

 teur de Billet, traversaient la caisse pleine d'eau dans laquelle l'un tombait sur la cuve 

 à acide carbonique, tandis que l'autre rencontrait une lame de verre dont l'épaisseur 

 était égale à celle des lames qui fermaient les regards. 



» On observait les franges dans la lumière blanche; l'eau était portée rapidement à 

 H- 35°; le mouvement continuel d'un agitateur et un écoulement d'eau goutte à goutte 

 à 45° environ permettaient de régler un abaissement régulier de la température de -^ 

 à -j-j^ de degré par minute. Dans ces conditions, on peut suivre lesfranges, qui restent 

 toujours d'une observation facile sans même ([u'il soit utile d'arrêter l'agitateur. 



» De 35° à 3i°,6i , lectures brutes à un thermomètre Baudin donnant le 



