( 326 ) 



» III. L'extrémité inférieure du serpentin, coudée verticalem-Mit, se 

 termine [liir un cône auquel est mastiqué un tube de cristal, divisé en vo- 

 lumes égaux sur une hauteur de o™,8. Au bas de ce tube de cristal est 

 mastiqué un cône auquel est soudé un second tube d'étain qui se rend 

 au bas de la ciicurbite et qui est muni d'un robinet. La partie infé- 

 rieure du tube de cristal est plus élevée que la partie supérieure de la cu- 

 curbite, de sorte que, quand on ouvre le robinet, le liquide condensé 

 retourne à son point de départ. 



» IV. Le choix du liquide employé n'est pas iodifférent. L'eau ne peut 

 convenir, par trois raisons : i° en hiver, elle empêcherait l'instrument de 

 fonctionner par suite de la gelée; 2" elle ne mouillerait pas toujours les 

 parois du serpentin, avec quelque soin qu'on les nettoyât, et l'écoule- 

 ment au récipient se ferait par saccades; 3° enfin, sa chaleur d'évaporation 

 étant très grande, il n'en distillerait que très peu dans l'unité de temps, 

 même par des radiations solaires très intenses. D'tm autre côté, l'éther sul- 

 furique s'altère, comme on sait, à la longue; et les expériences de Regnault 

 montrent que l'alcool suit une loi d'évaporation très irrégulière. Parmi les 

 liquides bien étudiés, les deux seuls qui m'aient semblé à l'abri de ces 

 divers inconvénients sont le sulfure et le bichlorure de carbone. Je me suis 

 arrêté au premier à cause de sa plus grande volatilité, quoique le masli- 

 quage du verre au cuivre présente des difficultés réelles avec un liquide 

 qui dissout presque toutes les résines. 



» V. D'après Regnault, la loi d'évaporation du sulfure est 



ly = 90 + o,i46rti< — o,ooo4i23i". 



A 35°, il faut donc 94,6 — 90 — ^"1^ f^e plus pour évaporer i''^ de ce corps 

 qu'à zéro. Quoique faible en elle-même, cette différence ne pourrait être 

 négligée : il importe donc de connaître tout au moins la température 

 moyenne à laquelle se fait la distillation dans i'actinoniètre. Cette tempé- 

 rature se détermine avec la plus grande précision à l'aide d'un manomètre 

 à mercure adapté eu n'importe c[uel point de l'instrument. Ce manomètre, 

 en effet, en nous faisant connaître la tension de la vapeur, nous en fait 

 connaître aussi la température. 



» VI. Malgré l'énorme surface relative du serpentin ou condenseur, il 

 est impossible que la température ne s'y élève pas un peu au-dessus de 

 celle de l'air ambiant, quand l'atmosphère est bien pure. Un thermomèire 



