( 36o ) 



ff[3C,y, s), que la fonction tléfinie par l'éqnalion (4) remplit toiiles les 

 conditions analytiques que avons rappelées et qui, comme il est connu, 

 déterminent complètement le potentiel cherché. » 



ÉLECTniCiTÉ. — .Sî/r la loi de Joule. Note de M. P, Garbe. 



« Au cours d'un travail que j'ai entrepris sur la relation qui existe entre 

 la nature des radiations émises par les lampes à incandescence et l'énergie 

 rayonnée par ces lampes^ j'ai été amené à la vérification de la loi de Joule 

 dans le cas des corps incandescents, et, quoique l'exactitude de cette loi ne 

 paraisse pas devoir être mise en doute, les résultats auxquels je suis arrivé 

 sont assez nets pour que je demande à l'Académie la permission de les lui 

 présenter. 



» La manière la plus directe de mesurer l'énergie rayonnée par une pa- 

 reille lampe est de la plonger dans un calorimètre et de mesurer l'échaulfe- 

 ment qu'flle y produit; mais les déteriuinations calorimétriques seraient 

 tellement délicates et incommodes que je préférai leur substituer la mesure 

 électrique de l'énergie dépensée, par la détermination de l'intensité du cou- 

 rant et de la diflérence des potentiels aux bornes de la lampe. Toutefois, 

 avant de faire celte substitution, je tenais à m'assurer que les nombres 

 absolus fournis par les appareils dans ces deux modes de détermination 

 étaient concordants, et, en second lieu, que la loi de Joule s'appliquait aux 

 leujpératures si élevées auxquelles le charbon se trouve porté. 



» Je me suis servi du calorimètre de M. Bertheiot. Deux thermomètres, 

 donnant le -^ de degré par divisions de i'"™ environ, plongent, l'un dans 

 l'enceinte extérieure, l'autre dans le calorimètre par l'ouverture rectangu- 

 laire du couvercle. La lampe à incandescence est suspendue au sein du li- 

 quide par deux gros fils de cuivre recouverts de gulta, qui traversent côle 

 à côe les ouveriures centrales des couvercles et vieiuient plonger à leur 

 sortie dans deux godets A, B remplis de mercure, où aboutissent également 

 les fils de l'électromètre. Deux autres godets, situés en face des premiers, 

 reçoivent les fils qui amènent le courant et qui sont assez gros pour ne pas 

 s'échauffer pendant l'expérience. 



» La mesure de l'intensité se faisait au moyeu d'un galvanomètre de 

 Weber, nuuii d'un shunt au jj-j environ, et mis en dérivation sur le courant 

 principal. Ce galvanomètre, nuuii du shunt, avait été gradué en ampères 

 par la décomposiiion du sulfate de cuivre, en partant des données de 

 M. Mascart. 



