( 983 ) 



» Le thermomètre fondé sur la dilatation du g.tz sous volume constant 

 se compose, comme on le s;iit, d'un ballon qui plonge dans le milieu dont 

 on veut évaluer la température, et d'un tube étroit qui réunit ce ballon 

 avec le manomètre. Dans beaucoup de cas, la température de ce tube ne 

 peut pas être déterminée avec précision, et l'exactitude des mesures est 

 altérée aussitôt que le volume du tube devient comparable à celui du bal- 

 lon. Ce cas se |)réseiite précisément quand on fait des expériences avec des 

 gaz aussi difficiles à liquéfier que l'azote, l'air atmosphérique ou l'oxyde 

 de carbone, où l'on ne peut pas donner aux ballons thermométriques les 

 dimensions nécessaires. En comparant plusieurs thermomètres à hydrogène 

 munis de ballons de grandeurs différentes avec le thermomètre à air de 

 M. Jolly, j'ai pu constater que l'incertitude des mesures croît au fur et à 

 mesure que les dimensions du ballon diminuent et qu'on s'éloigne davan- 

 tage du zéro du thermomètre. Cette incertitude devient encore pins 

 grande, quand on veut déterminer, dans un moment donné, à l'aide d'un 

 pareil thermomètre, la température d'un milieu qui ne se trouve pas à 

 l'état statioiinaire et qui s'échauffe ou se refroidit. C'est à cause de cela 

 que toutes les déterminations de la température de solidification des 

 liquides faites avec le thermomètre à hydrogène ne peuvent pas être 

 exactes. 



» C'est pour la même cause que je me suis décidé à baser les méthodes 

 de mesure des basses températures sur les propriétés thermo-électriques 

 des métaux. En se servant des galvanomètres apériodiques à grande 

 résistance et d'une grande sensibilité, on mesure facilement des forces 

 électromotrices dues à la différence des températures. On n'a qu'à com- 

 parer les indications d'un tel appareil avec celles d'un thermomètre à 

 hydrogène de grandes dimensions et à des températures constantes, pour 

 obtenir un moyen sur et suffisamment sensible pour pouvoir déterminer 

 tout changement de température, même très brusque et d'une très faible 

 durée. Pour donner une idée de la sensibilité du procédé, il suffira de 

 dire qu'en opérant aux températures d'environ — 200°C. je puis mesu- 

 rer ^^, ,,'„„„ de volt, ce qui correspond à un changement de température 

 de ^ de degré. 



« Grâce à cette méthode, j'ai pu mesurer la température d'ébullition de 

 l'oxygène, de l'air, de l'azote et de l'oxyde de carbone sous pression atmo- 

 sphérique. J'obtiens tous ces gaz à l'état de liquides statiques, sous pres- 

 sion atmosphérique, de la manière suivante : Je conduis le gaz, qui se trouve 

 dans un récipient métallique déjà comprimé jusqu'à loo""", dans un tube 



