( 1255 ) 



» J'ai été conduit, il y a plusieurs années, à mesurer ce nombre par 

 l'action directe du magnétisme terrestre, et j'ai obtenu pour la rotation 

 des rayons jaunes D, traversant i'' de sulfure de carbone à la tempéra- 

 ture de o°C., dans un champ magnétique égal à l'unité C. G, S., le nombre 

 a = o',o4G3. Les conditions expérimentales ne permettaient pas de ré- 

 pondre d'une approximation supérieure à |^„. Je m'occupe actuellement 

 de déterminer ce nombre avec une exactitude plus grande |)ar la méthode 

 même qui fait l'objet de la présente Note. 



» Le nombre approché qui vient d'être cité permet d'évaluer l'a|)proxi- 

 mation avec laquelle on peut mesurer l'intensité d'un courant électrique 

 [)ar cette méthode. En faisant usage d'une bobine comprenant 5ooo tours, 

 un courant de i ampère donnerait une rotation de 291' enviion [)our les 

 rayons jaimes D. En renversant le sens du courant, on aurait 682'. Or, 

 dans la mesure optique, on ne peut faire une erreurde i', on évalue même 

 facilement o',5, de sorte qu'il est très facile d'obtenir une approximation 

 de o^'"P,ooi dans la mesure de l'intensité. On peut sans grandes difficultés 

 de coiistructio!i réaliser une approximation encore plus grande, en multi- 

 pliant le nombre des touis de la bobine. 



» Nous avons supposé le sulfure de carbone à la température de o^C. 

 Si la temi)érature est plus élevée, la rotation diminue. La formule de cor- 

 rection indiquée par M. Bichat estr=:/o(i — o,ooio4« — o,ooooi4^^)- 

 On voit que cette correction est de ^7^ environ pour 1°, et, comme on 

 peut facilement connaître la température du sulfure de carbone à moins' 

 de 1° près, il n'y aura pas d'erreur appréciable par le fait de la détermina- 

 tion des températures. Il importe de signaler, comme un des grands avan- 

 tages de cette méthode, que le courant ne traverse pas le corps qui sert à 

 faire la mesure, et qu'il n'apporte pas ainsi directement une perturbation 

 de température inhérente au passage de l'électricité; du reste, il est très 

 facile de préserver le sulfure de carbone de réchauffement de la bobine. 



» Si l'on ajoute enfin que les indications de l'appareil sont instantanées, 

 on verra que cette méthode réunit les avantages des procédés employés 

 jusqu'ici, sans en avoir les inconvénients, puisqu'elle donne des résultats 

 indépendants du magnétisme terrestre, et qu'elle ne comporte aucune 

 mesure des dimensions de l'appareil : il suffit de compter le nombre absolu 

 de tours de la bobine dont on fait usage. 



» Cette méthode paraît la plus pratique et la plus exacte pour étalonner 

 les ampèremètres magnéto-électriques, dont l'emploi est si généralement 

 répandu dans les laboratoires et dans l'industrie. » 



c. K., )88^, 1" Semestre. (T. XCVllI, N» !40.) 1"3 



