( i535 ) 

 l'on vent mesurer parcourt successivement le fil de cette bobine et la 

 lamelle de mercure; celle-ci communique d'ailleurs latéralement avec les 

 deux br.inclies d'un manomètre. Lorsque le courant électrique est établi, 

 le manomètre dévie d'une manière permanente, en vertu de l'action élec- 

 trodynamique exercée sur la lamelle de mercure par le reste du circuit. 



» Cet instrument jouit des propriétés d'un électrodynamomètre ordi- 

 naire; il mesure le carré de l'intensité i du courant, et il permet de mesurer 

 des courants alternatifs; mais il possède, en outre, des propriétés qui 

 peuvent rendre sou usage avantageux dans certains cas. Toutes les pièces 

 qui le constituent sont, comme on le voit, rigides et immobiles, à l'excep- 

 tion du mercure; ce mercure lui-même, dans les points où il subit la 

 poussée éleclrodynamique, est dans une position invariable par rapport au 

 reste du circuit. Il s'ensuit que la déviation du manomètre est rigoureu- 

 sement proportionnelle au carré de i. En outre, grâce à la rigidité de ses 

 parties, l'a|)pareil, une fois construit, conserve une forme et par consé- 

 quent une sensibilité parfaitement constante. Une fois gradué dans un labo- 

 ratoire, on peut s'en servir en tous lieux pour retrouver, sans nouvelles 

 mesures, des intensités de courants déterminées : il équivaut à un étalon 

 d'intensité. 



» Ou peut d'ailleurs construire l'éleclrodynaiiiomètre à mercure de ma- 

 nière à en faire un instrument de mesure absolu. 



» En effet, la pression p indiquée par le manomètre est reliée à l'inten- 

 sité i par la formule 



(.) p=U\ 



dans laquelle s représente l'épaisseur de la lame de mercure; C, l'intensité 

 du champ magnétique produit au centre de la bobine par un courant 

 d'intensité égale à i , se déduit des dimensions de cette bobine. Une fois 

 ces grandeurs connues, l'instrument se trouve gradué a priori par la for- 

 mule (i) et il peut servira graduer d'autres instruments par comparaison. 

 » Dans l'appareil que j'ai l'bonneur de mettre sous les yeux de l'Acadé- 



mie", le quotient - est égal à 65o; par conséquent, un courant égal à i C. G. S, 



ou a lo ampères, produit une pression de 65o dynes, ou d'environ 65o™e'' 

 par centimètre carré ('). » 



') La constante C va en croissant indéfinitnent avec le nombre de tours du fil dn cuivre. 

 Dans le quotient — ) qui donne la sensibilité du galvanomètre à mercure, le numérateur H 



